# 오산화바나듐에 대한 작업환경측정,분석 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: A-48-2021
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00016412031/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="5"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">A - 48 - 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">오산화바나듐에 대한<br>작업환경측정․분석 기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2021.12.<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
○ 작성자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 이광용
○ 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 직업환경연구실
○ 제·개정 경과
- 2012년 5월 산업위생분야 제정위원회 심의
- 2015년 4월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
- 2018년 10월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
- 2021년 12월 산업보건일반분야 표준제정위원회 심의(개정)
○ 관련규격 및 자료
- National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of
Analytical methods (NMAMⓡ), 5th ed, www.cdc.gov/niosh/nmam
- Occupational Safety and Health Administration (U.S.A), Sampling and
Analytical method, www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html
- Health and Safety Executive (U.K.), Methods for the Determination of
Hazardous Substances (MDHS) guidance, www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH):
Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure
th
Indices, 7 Ed, 2018.
○ 관련법규․규칙․고시 등
- 산업안전보건법 제125조(작업환경측정)
- 산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업환경측정 대상 작업장 등)
- 고용노동부 고시 제2020-44호(작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시)
- 고용노동부 고시 제2020-48호(화학물질 및 물리적인자의 노출기준)
○ 기술지침의 적용 및 문의
- 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지
(www.kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고하 시기 바랍니다.
- 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이
있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.
공표일자 : 2021년 12월 제정자 : 한국산업안전보건공단 이사장

# 오산화바나듐에 대한 작업환경측정․분석 기술지침

## 1. 목 적

## 이 지침은 산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업환경측정 대상 작업장 등)의 규정에

## 의거 작업환경측정 대상인자 중 오산화바나듐에 대한 측정 및 분석을 수행할 때 정확도

## 및 정밀도를 유지하기 위하여 필요한 제반 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

## 2. 적용범위

## 이 지침의 적용대상은 산업안전보건법 시행규칙에서 정한 작업환경측정대상 유해인자

## 중 오산화바나듐의 측정, 분석 및 이와 관련된 사항에 한한다.

## 3. 용어의 정의

## (1) 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

## (가) “밀폐”라 함은 취급 또는 보관 상태에서 고형(固形)의 이물(異物)이 들어가지

## 않도록 한 상태를 말한다.

## (나) “밀봉”이라 함은 취급 또는 보관 상태에서 기체 또는 미생물이 침입할 염려가

## 없는 상태를 말한다.

## (다) 중량을 “정확하게 단다.”라 함은 지시된 수치의 중량을 그 자릿수까지 단다는

## 것을 의미한다.

## (라) “약”이란 그 무게 또는 부피에 대하여 ± 10% 이상의 차가 있어서는 안 된다.

## (마) 시험조작 중 “즉시”라는 용어는 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 말한다.

## (바) “검출한계”라 함은 주어진 분석절차에 따라 합리적인 확실성을 가지고 검출할

## 수 있는 가장 적은 농도나 양을 의미한다.

## (사) “정량한계”라 함은 주어진 신뢰수준에서 정량할 수 있는 분석대상물질의 가장

## 은 농도를 말한다. 일반적으로 검출한계의 3배 수준을 의미한다.

## (아) “회수율”이라 함은 채취한 중금속 등의 분석 값을 보정하는데 필요한 것으로,

## 시료채취 매체와 동일한 재질의 여과지에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된

## 것을 말한다.

## (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 기준에서 특별히 규정하는 경

## 우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 시행규칙, 산업안전보건기준에

## 관한 규칙 및 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제

## 2020-44호)에서 정하는 바에 따른다.

## 4. 일반사항

## (1) 이 시험법에 필요한 어원, 분자식 및 화학명 등은 특별한 언급이 없는 한 ( )

## 내에 기재한다.

## (2) 원자량은 국제순수 및 응용화학협회(IUPAC)에서 제정한 원자량 표에 따른다.

## 분자량은 소수점 이하 제 2단위까지 하고 제 3단위에서 반올림한다.

## (3) 이 시험법에 규정한 방법이 분석화학적으로 반드시 최고의 정밀도와 정확도를

## 갖는다고는 할 수 없으며 이 시험방법 이외의 방법이라도 동등 이상의 정확도와

## 정밀도가 있다고 인정될 때에는 그 방법을 사용할 수 있다.

## (4) 이 시험방법에 표시한 사항 중 회수율, 검출한계 등은 각조의 조건으로 시험하였

## 을 때 얻을 수 있는 값을 참고하도록 표시한 것이므로 실제로는 그 값이 분석조

## 건에 따라 달라질 수 있다.

## (5) 시료의 시험, 바탕시험 및 표준액에 대한 일련의 동일시험을 행할 때 사용하는

## 시약 또는 시액은 동일 롯트(LOT)로 조제된 것을 사용한다.

## (6) 이 시험법에 사용하는 수치의 맺음법은 따로 규정이 없는 한 한국산업의 규격

## KS Q 5002(데이터의 통계적 해석방법)에 따른다.

## 시험법에 기재한 방법 중 세부조작은 시험의 본질에 영향을 미치지 않는 범위

## 내에서 시험자가 적당히 변경 조절할 수 있다.

## (8) 단위 및 기호 : 길이, 넓이, 부피, 농도, 압력 또는 무게를 나타내는 단위 및 기호

## 는 아래 표에 따른다. 여기에 표시되어 있지 않은 단위는 KS A ISO 80000-1(양

## 및 단위-제1부: 일반사항)에 따른다.

| 종류 | 단위 | 기호 | 종류 | 단위 | 기호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 길이 | 미터센티미터밀리미터마이크로미터나노미터 | m<br>㎝<br>㎜<br>㎛<br>nm | 농도 | 몰농도노르말농도<br>밀리그램/리터<br>마이크로그램/밀리리터퍼센트 | M<br>N<br>㎎/L<br>㎍/mL% |
| 압력 | 기압수은주밀리미터수주밀리미터 | atm<br>㎜Hg<br>㎜H2O | 부피 | 세제곱미터세제곱센티미터세제곱밀리미터 | ㎥<br>㎤<br>㎣ |
| 넓이 | 제곱미터제곱센티미터제곱밀리미터 | ㎡<br>㎠<br>㎟ | 무게 | 킬로그램그램밀리그램마이크로그램 | ㎏<br>g<br>㎎<br>㎍ |
| 용량 | 리터밀리리터마이크로리터 | L<br>mL<br>μL |  |  |  |

## (9) 온도

## (가) 온도의 표시는 셀시우스(Celcius) 법에 따라 아라비아숫자 오른쪽에

## ℃를 붙인

## 다. 절대온도는 K로 표시하고 절대온도 0 K는 –273℃로 한다.

## (나) 상온은 15～25℃, 실온은 1～35℃, 미온은 30～40℃로 한다. 냉소는 따로 규정

## 이 없는 한 15℃ 이하의 곳을 뜻한다.

(가) 액체 단위부피중의 성분질량 또는 기체 단위부피중의 성분질량을 표시할 때에
는 중량/부피(w/v)%의 기호를 사용한다. 액체 단위부피중의 성분용량, 기체 단위 부피중의 성분용량을 표시할 때에는 부피/부피(v/v)%의 기호를 사용한다. 백만분의 용량비를 표시할 때는 ppm(parts per million)의 기호를 사용한다.
(나) 공기 중의 농도를 ㎎/㎥으로 표시했을 때의 ㎥은 정상상태(NTP, Normal
| Temperature and Pressure : 25 | | ℃ , 1기압)의 기체용적을 뜻한다. 따라서 노출 |
| --- | --- | --- |
| 기준과 비교 시는 작업환경 측정 시의 온도와 압력을 실측하여 정상상태의 농 | | |
| 도로 환산하여야 한다. | | |
| (11) 시약, 표준물질 | | |
| (가) 분석에 사용되는 시약은 따로 규정이 없는 한 화학용 시약에 규정된 일급 이 | | |
상의 것을 사용하여야 한다. 분석에 사용하는 시약은 제조회사에서 표시하는 농도 함량을 따른다. (나) 광도법, 전기화학적분석법,	크로마토그래피법,	고성능액체크로마토그래피법에 쓰이는 시약은 특히 순도에 주의해야 하고, 분석에 영향을 미치는 불순물을
| 함유할 염려가 있을 때는 미리 검정하여야 한다. | | |
| --- | --- | --- |
| (다) 분석에 사용하는 | 지시약은 특이한 | 것을 제외하고는 KS M 0015(화학 분석용 |
| 지시약 조제방법)에 규정된 지시약을 사용한다. | | |
| (라) 시험에 사용하는 표준품은 원칙적으로 특급시약을 사용하며, 표준용액을 조제 | | |
| 하기 위한 표준용 시약은 따로 규정이 없는 한 적절히 보관되어 오염 및 변질 | | |
| 이안된 상태로 보존된 것을 사용한다. | | |
(12) 측정․분석 방법에 사용하는 초순수는 따로 규정이 없는 한 정제증류수 또는
| 이온교환수지로 정제한 탈염수(脫鹽水)를 말한다. (13) 기구 (가) 계량기구 중 측정값을 분석결과의 계산에 사용할 목적으로 사용되는 것은 | | 모 |
| --- | --- | --- |
| 두 보정하는 것을 원칙으로 한다. | | -5 |
| (나) 중량분석 용 저울은 적어도 10 | | g(0.01 mg)까지 달수 있어야 하며, 화학분석 |
||-4||
| 용 저울은 적어도 10 | g(0.1 mg)까지 달 수 있어야 하며, 국가검정을 필한 제 | |
| 품 또는 이에 준하는 검정을 필한 제품이어야 한다. | | -6- |

## 모양 및 치수)에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 규격에 적합한 것으로 국

## 가에서 지정한 기관에서 검정을 필한 것을 사용하여야 한다.

## (라) 여과용 기구 및 기기는 특별한 언급이 없이 “여과한다.”라고 하는 것은 KS M

## 7602(거름종이(화학 분석용)) 거름종이 5종 또는 이와 동등한 여과지를 사용하

## 여 여과함을 말한다.

## 5. 시료채취 및 분석 시 고려사항

## (1) 시료채취 기구 및 측정방법의 선택

## 시료채취의 목적과 시료채취시간, 방해인자, 예상되는 오염농도 및 실험실에서 보

## 유하고 있는 분석장비의 능력 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시료채취기구 및

## 분석방법을 선택한다.

## (2) 검량선 작성을 위한 표준용액제조

## (가) 대상물질의 특성파악

## 분석하고자 하는 물질의 표준용액을 만들 원액(시약)의 순도와 특성(분자량, 비

## 중, 노출기준)을 파악한다.

## (나) 채취시료의 예상농도의 0.1～2 배 수준에서 각 분석대상물질의 양을 결정한다.

## (다) 표준용액 제조방법의 결정

## 일반적으로 표준용액 제조시 표준원액(stock solution)을 단계적으로 희석시키

## 는 방법(희석식)과 표준원액에서 일정량씩 줄여 가면서 만드는 방법(배치식)이

## 있다. 희석식은 만들기가 수월한 반면 표준원액이 잘못되면 계통오차를 줄 수

## 있고 배치식은 여러 검량선 작성용 용액 중 몇 개가 잘못되더라도 이를 보정

## 할 수가 있으나 만들기가 어려운 단점이 있다.

## (라) 표준용액의 제조

## 충분한 수의 표준용액을 준비한다. 일반적으로 분석하고자 하는 농도를 포함한

## 최소한 5개 수준의 표준용액을 제조한다.

## (마) 검량선의 작성 시 주의점

## ① 표준원액으로 사용될 원액의 순도, 제조일자, 유효기간 등을 잘 파악해야 한다.

## ③ 검량선은 시료 분석조건과 주입방법에 따라 작성하고 검량선이 적정하다고 판

## 정하면 시료를 분석한다. 검량선은 분석할 시료의 농도를 포함해야 하며 외삽

## 법은 피한다. 검량선의 적정성은 제시된 분석기기의 매뉴얼을 참조하거나 상관

## 계수가 0.99이상의 것을 사용하도록 한다.

## (3) 내부표준물질의 사용방법 및 보정방법

## (가) 내부표준물질의 선정 시 다음의 특성을 가지는 물질로 선정한다.

## ① 머무름 시간이 분석대상물질과 너무 멀리 떨어져 있지 않아야 한다.

## ② 피크가 용매나 분석대상물질의 피크와 중첩되지 않아야 한다.

## ③ 내부표준물질의 양이 분석대상 물질의 양보다 너무 많거나 적지 않아야 한다.

## ④ 사용하는 분석기기의 검출기에서 반응이 양호해야 한다.

## (나) 내부표준물질은 표준용액 등으로 사용하기 전에 탈착액에 일정량을 넣는다.

## (다) 보정방법

## ① 검량선 작성 시 각 표준용액을 분석한 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크

## 로마토그램 면적으로 나눈 면적비로 회귀식을 구한다.

## ② 분석시료의 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나누

## 어 면적비를 구한다.

## ③ ②에서 구한 면적비를 ①에서 구한 회귀식에 대입하여 농도를 구한다.

## (4) 회수율 검정을 위한 시료제조 및 회수율 계산방법

## 회수율은 여과지를 이용하여 채취한 분석값을 보정하는데 필요한 것으로 채취에

## 사용하지 않은 동일한 여과지에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된 값을 말한다.

## 이 실험을 통하여 여과지의 오염, 시약의 오염, 여과지에 대한 시료채취 효율 등을

## 알 수 있다. 시료 배치 당 최소한 한 번씩은 행해야 한다.

## (가) 회수율 실험을 위한 첨가량을 결정한다. 작업장의 농도를 포함하도록 예상되는

## 농도(mg/m )와 공기채취량(L)에 따라 첨가량을 계산한다. 만일 작업장의 예상

## 농도를 모를 경우 첨가량은 노출기준과 공기채취량 240 L를 기준으로 계산한

## 다. 계산된 첨가량 3개 농도 수준(0.5 ~ 2배)의 양을 반복적으로 3개(3수준×3

## 반복=9개) 주입할 여과지와 공시료 3개를 준비한다.

## (다) 여과지를 밀봉하고 하루 동안 상온에 놓아둔다.

## (라) 여과지를 바이알에 넣고 추출용액으로 추출한다.

## (마) 시료를 분석하여 검출량을 구한다.

## (바) 다음 식에 의해 회수율을 구한다.

## 회수율 = 분석량 / 첨가량

## (사) 회수율은 최소한 0.75 이상이 되어야 하나 0.90 이상이면 좋다. 회수율에 대한

## 평가는 분석자가 해야 한다. 즉 12개의 회수율 실험결과를 근거로 판단해야 할

## 사항은 회수율간의 일정성이다. 만일 회수율간의 차이가 크고 변이가 심하여

## 일정성이 없으면 정확한 보정이 될 수가 없다. 따라서 그 원인을 찾아 교정하고

## 다시 실험을 실시해야 한다.

# 오산화바나듐(Vanadium pentoxide)

| 분자식: | VO25 | 화학식: | VO25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 녹는점: | 690 ℃ | 끓는점: | 1,750 ℃ |
| | - 노란색에서 갈색의 냄새가 나지 않는 고체 | | |
|특징,발생원||||
|및용도:||||
| | 및 염색원료 제조 사업장 | | |
| | 고용노동부 | 0.05 - 흡입성 | |
||(mg/㎥)|||
|노출기준||||
| | ACGIH | 0.05 - 흡입성 | |
||(mg/㎥)|||
| 동의어: | 산화바나듐, Vanadic anhydride, Vanadium pentoxide | | |

분자량: 181.88

CAS No.: 1314-62-1

비 중: 3.357

용해도: 0.8 g/100 mL

- - 오산화바나듐 제조, 바나듐 화합물 제조, 합금강 제조, 용접봉의 피복제 제조, 사진현상액
0.5(C) - 호흡성 및 흄

OSHA

(mg/㎥)

0.1(C)

NIOSH

0.05(C) - 호흡성 및 흄

(mg/㎥)

분석원리 및 적용성: 작업환경 중 대상물질을 여과지에 채취하여 필터를 용해시켜 시료용액을 조제하여

은막여과지에 침착시킨 후 X선 회절분석기(XRD)를 이용하여 정량한다.

| 시료채취 개요 | 분석 개요 |
| --- | --- |
| § 시료채취매체: 막여과지<br>(5 um PVC membrane filter)<br>* 노출기준이 호흡성/흡입성으로 설정된 경우 해당<br>시료채취기를 사용하고 그에 설정된 유량을 적용<br>하여야 함.<br>3<br>§ 공기량 -최소: 200 L (at 0.5 mg/m )<br>-최대: 1,000 L<br>§ 운 반: 일반적 방법<br>§ 시료의 안정성: 안정함<br>§ 공시료 : 시료 세트당 2～10개의 현장 공시료<br>§ 벌크시료: 퇴적분진 또는 고용량 호흡성분진<br>채취(방해물질 확인용) | § 분석기술: X선회절분석법<br>(X-Ray Diffraction)<br>§ 분석대상물질: 오산화바나듐<br>§ 전처리: 테트라하이드로퓨란에 녹인 후, 0.45 um<br>은막여과지에 재침착<br>§ 기기조건: 구리 타켓 X선 튜브, 1° 2θ 슬릿<br>그라파이트 모노크로메이터, 섬광검출기<br>§ 범위: 0.1～2.0 mg/시료<br>§ 검출한계: 표 1 참조<br>§ 정밀도 : 표 1 참조 |
| 방해작용 및 조치 | 정확도 및 정밀도 |
| § 석영이 방해물질로 작용하지만(표 1), 다른<br>회절피크를 이용하여 분석할 수 있다. 기타<br>대부분의 물질은 방해 작용하지 않는다. | 3<br>§ 연구범위(range studied): 0.2～2.6 mg/m<br>§ 편향(bias): 표 1 참조<br>§ 총 정밀도(overall precision): 표 1 참조<br>§ 정확도(accuracy): ± 26～62% |

<table>
<tr><th>시약</th><th>기구</th></tr>
<tr><td>§ 오산화바나듐(V2O5), 삼산화바나듐(V2O3) 또는<br>메타바나듐산암모늄(NH4VO3)(≥99%).<br>- 냉동분쇄기에서 분쇄<br>- 10 um 체로 체질하여 분리(삼산화바나듐, 메<br>타바나듐산암모늄은 이소프로필알코올 사용,<br>오산화바나듐은 아세토나이트릴 사용)<br>-110℃에서 1시간 이상 건조한 후 데시케이터에<br>보관.<br>§ 테트라하이드로퓨란(THF, 시약등급)<br>§ 이소프로필알코올(IPA, 시약등급)<br>§ 아세토나이트릴(ACN, 시약등급)<br>§ 은막필터를 XRD 홀더에 고정하기 위한 풀 또는테이프<br>§ 건조제</td><td>§ 시료채취매체: PVC 필터(공극 5 um, 직경 37<br>mm), 카세트 홀더<br>(THF 사용시 필터가 완전히 용해되는지 확인)<br>§ 사이클론: 10 mm nylon, Higgins-Dewell,<br>Aluminum 또는 GS-1, 3 등<br>§ 벌크시료채취펌프: PVC 필터(공극 5 um, 직경<br>37 mm), 카세트 홀더, 유량 3 L/min<br>§ 개인시료채취펌프(유연한 튜브관 연결됨), 유량<br>1～3 L/min<br>§ 은막 필터(직경 25 mm, 공극 0.45 um)<br>§ 구리타켓, 니켈필터 또는 모노크로메이터<br>장착된 X선회절분석기<br>§ 참고물질 : 강옥, 운모 등의 안정한 물질<br>§ 저온회화로(LTA), 고온전기로, 초음파수욕조<br>§ 25 mm 진공여과장치<br>§ 10 um 습식 체(Sieve)<br>§ 전자저울(10 ug), 피펫, 원심분리튜브(50 mL),<br>건조기(Dry oven), 데시케이터, 폴리에틸렌(PE)<br>세척병</td></tr>
<tr><td colspan="2">§ 특별 안전보건 예방조치: THF는 가연성 물질이므로 후드 안에서 취급해야 한다.</td></tr>
</table>

### I. 시료채취

1. 시료채취매체를 이용하여 각 개인시료 채취펌프를 보정한다.
2. 사이클론 종류에 따라 정확한 유량으로 총 200～1,000 L의 공기를 채취하며, 여과지에 채취된
먼지가 총 2 mg을 넘지 않도록 한다.

- - 주의: 사이클론을 기울이지 않도록 한다.
3. 개인시료 위치와 가까운 곳에서 고유량으로 지역시료를 채취한다(사이클론은 연결하지 않는다).

### II. 시료 전처리

4. 원심분리튜브에 시료 여과지를 넣고 테트라하이드로퓨란 10 mL을 붓고 초음파욕조에서 10분간
초음파 처리한다.

- ※ 필터는 거의 즉시 녹는다.
5. 진공여과장치에 은막여과지를 장착하고, 진공을 걸지 않은 상태에서 테트라하이드로퓨란 2～3
mL를 붓는다. 앞서 제조된 시료용액을 붓고 튜브 내벽도 헹구어 붓고, 진공을 걸어 은막여과지에

시료를 침착시킨다. 이후에는 용액을 붓지 않도록 한다.

6. 은막여과지를 집게를 이용하여 XRD 샘플홀더로 옮긴다.

### III. 분석

【검량선 작성 및 정도관리】

7. 공시료로 임의의 6개 은막여과지를 선택하여 진공여과장치에 설치 후 THF 10 mL 여과 후 건조

하고 XRD홀더에 장착한다. 자기흡수도 검증용으로 사용될 것이다.

8. 표준시료를 준비한다.

- 건조된 표준시료를 0.01 mg까지 재어 10 mg과 50 mg을 각각 준비하여, 1 L 플라스크에 담고,

아세토나이트릴(오산화바나듐) 또는 이소프로필알코올(삼산화바나듐 또는 메타바나듐산암모늄) 1

L를 채운다.

- 초음파수욕조에서 20분간 시료를 고르게 분산시킨다. 즉시 플라스크를 자석교반기에서 현탁시키

고, 분주 전까지 상온에 둔다.

9.0.5∼2 mg 바나듐(V) 범위의 표준시료를 준비한다.

- 여과장치 위에 여과지를 올린다. 그리고 아세토나이트릴(오산화바나듐) 또는 이소프로필알코올

(삼산화바나듐 또는 메타바나듐산암모늄) 3 mL 정도로 여과지를 적신다.

- 작동 중이던 교반기를 정지시키고, 손으로 강하게 흔들어 준 후, 피펫으로 용액의 중간쯤에서

시료를 2～25 mL채취하여 여과장치로 옮긴다.(원하는 양 이상을 취하게 되었을 경우에는 초과한

양을 버리고 사용하면 안되고, 전량을 용기에 다시 넣고 새로운 피펫 또는 세척된 피펫을 사용

하여 다시 취한다.)

- 피펫을 아세토나이트릴(오산화바나듐) 또는 이소프로필알코올(삼산화바나듐 또는 메타바나듐산암

모늄) 5 mL로 헹구어 여과장치에 넣는다. 3번 이상 반복한다.

- 진공을 걸어서 빠르게 진공여과 하여 건조되면 진공을 해제한다.

- 여과지를 XRD 홀더에 장착한다.

10. 표준시료 및 참고물질과 같은 조건으로 시료를 분석한다.

11. 검량선을 작성하고 기울기(m, counts/ug)을 구한다.

- 회절강도의 절편은 0에 가까워야 한다. 큰 음의 절편 값은 배경 설정의 오류(배경선의 잘못된 측

정, 다른 상에 의한 방해작용 등)를 뜻하며, 큰 양의 절편은 배경선의 잘못된 측정 또는 측정피

크에 불순물을 포함하고 있음을 뜻한다.

- 주어진 수준에서 재현성 불량은 시료 전처리 기술에 문제가 있음을 뜻하며, 새로운 검량선용 표

준물질을 만들어야 한다.

【분석과정】

12. 방해물질 확인을 위하여 X선 회절 정성결과를 얻는다.

- 벌크시료에 대하여 정량분석을 하고자 한다면, 10-㎛ 습식 체(Sieve) 등을 이용하여 미세입자에

대하여 실시한다.

13. XRD 홀더에 여과지를 올리고 다음의 절차에 따라 분석을 실시한다.

- 방해물질이 없고 회절강도가 가장 강한 피크의 넓이를 구한다.

: 표 1에 적절한 분석피크가 제시되어 있다. 그리고 은(Ag, JCPDS #4-0783), 염화은(AgCl,

JCPDS #31-1238) 가까이의 피크는 가능한 선택하지 않는다.

- 피크 분석시간의 절반의 시간으로 피크 양쪽 각각의 바탕선을 분석한다.

- 실제강도(net intensity, Ix)를 계산한다(피크 적분값 총 바탕선 적분값).

- 시료피크 조사시간의 5% 정도의 시간동안 방해가 없는 은피크를 분석하여 ÎAg를 구한다.
- 여과지를 분석하기 전과 후에 참고물질의 회절강도를 비교하여 X선 튜브 강도를 보정한다.
: 매번 실시하지 않아도 된다.
14. 시료피크 및 은피크와 동일한 2θ범위에서 현장 공시료도 분석하여 오염이 없는지 확인한다.
IV. 계산
15. 다음 식에 의하여 해당물질의 농도를 구한다.
Î ·  Î 
 	·	  	 
․ Î  시료에서의 회절강도

․     ln    흡수보정계수 표   
․   sin    sin  
·  Î  Î° 평균   시료 투과도
· Î   시료의 은피크 강도
· Î°   공시료에서 은피크 강도개 값의 평균 
․ Î  공시료에서의 회절강도
․   검량선에서의 기울기
․시료포집량
V. 비고 § 이 방법은 NIOSH Method 7504에 기초하였고 OSHA Method ID-185의 일부 내용을 참고하여 작 성하였다. § 다른 방법: OSHA Method ID-185는 XRD와 XRF의 분석방법을 모두 제공함 , HSE MDHS 91은 XRF의 분석방법 제공 § 건강영향 및 예방조치: 단기 노출증상으로 비염, 인후염, 기관지염, 폐렴, 저체온 또는 발열, 귀울 림, 구역, 호흡곤란 등이 있고, 만성 건강영향으로 혀가 녹색으로 변함, 콜레스테롤 감소, 코피, 혈 압변화, 뼈이상, 체중감소 등의 증상이 있다. 따라서 취급 시 각별한 주의가 요구되며, 보안경, 글 러브. 마스크, 실험복 등과 같은 적절한 보호구를 착용하여야 한다. VI. 참고문헌 1. 고용노동부 고시 제2020-48호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준, 2020. 2. American Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 7th Edition, 2018. 3. Health Substances(MDHS), Method 91, Metals and metalloids in workplace air by X-ray fluorescence spectrometry, 1998. 4. National	Conference and Safety Institute	of Governmental Executive(HSE) for Occupational	Safety	Industrial Hygienists(ACGIH): : Methods for and Health(NIOSH)	the Determination : NIOSH	Documentation of the of Hazardous Manual of Analytical
Methods, Method #7504, 1994.	-13-

5. National chemical hazards and other databases, 2010. 6. Occupational Methods, Method ID-185, 1991. 7. Occupational Administration(OSHA) : Standards 29 CFR 1910.1000, Occupational safety and health standards	Institute Safety Safety	for Occupational and Health and Health	Safety and Health(NIOSH) Administration(OSHA) Administration(OSHA)	: Index : Occupational	: NIOSH of Sampling	pocket guide to & Analytical Safety and Health
- Toxic and hazardous substances - Table Z Limits for Air Contaminants, 2006.	-14-

[표 1] 분석 피크

면간거리	2θ	검출한계 검량선 정밀도 편차

|상대강도||2θ|비고|
| --- | --- | --- | --- |
| (A) |  | 최소 최대 ( ㎍ ) 기울기 (%) (%) 오산화바나듐 (PDF # 9-0387) 4.38 100 20.27 19.4 20.9 4 205.0 11.5 -28.9 20.85 ° 석영방해 4.09 35 21.73 20.9 22.4 13 57.1 - - 20.85 ° 석영방해 3.40 90 26.21 25.5 26.6 10 54.2 11.3 -22.3 26.69 ° 석영방해 |  |
|  |  | 2.88 65 31.05 30.3 31.4 9 73.0 8.3 10.1 2.185 17 41.32 40.5 41.6 28 24.9 - - 41.42 ° V 2 O 3 약간방해 삼산화바나듐 (PDF # 26-278) | 우수 |
|  |  | 3.65 60 24.39 24.75 23.5 6 75.1 14.7 -10.1 2.70 80 33.18 33.5 32.5 5 78.3 16.0 0.0 32.32 ° AgCl 방해 2.47 60 36.37 36.8 35.7 9 70.6 15.6 14.2 36.53 ° 석영방해 2.18 20 41.42 41.7 40.6 62 11.7 - - 41.32 ° V 2 O 5 약간방해 | 우수 |
|  |  | 1.83 25 49.83 50.4 49.3 21 30.2 - - | 가능 |
|  |  | 1.69 100 54.28 54.5 53.3 5 91.2 20.7 -10.1 | 우수 |
| 30 | 1.43 | 65.25 메타바나듐산암모늄 (PDF # 9-411) |  |
|  |  | 5.88 50 15.07 14.3 15.4 7 133.8 24.0 11.4 | 우수 |
|  |  | 4.90 75 18.10 17.7 18.2 7 101.4 26.3 -10.2 4.14 95 21.46 21.0 21.8 10 49.8 - 13.2 21.73 ° V 2 O 5 약간방해 3.77 40 23.60 23.1 23.9 18 38.5 - - 41.32 ° V 2 O 5 약간방해 | 우수 |
| 3.164 100 28.21 |  | 50.3 - - | 27.88 ° AgCl 방해 |
|  |  | 2.912 60 30.74 30.1 30.9 21 33.9 - - | 가능 |
|  |  | 2.628 45 34.12 33.5 34.4 20 36.0 - - | 가능 |

[표 2] 오산화바나듐/은 주요피크의 투과도에 따른 흡수보정계수

<table>
<tr><th>V 2 O 5</th><th>20.27 °</th><th>26.13 °</th><th>31.00 °</th><th></th><th>20.27 °</th><th>26.13 °</th><th>31.00 °</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Ag 38.12 ° 38.12 ° 38.12 °</td><td></td><td></td><td></td><td>38.12 ° 38.12 ° 38.12 °</td><td></td></tr>
<tr><td>T</td><td>(T)</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>T</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td></tr>
<tr><td>1.00</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>0.74</td><td>1.3053</td><td>1.2332</td><td>1.1952</td></tr>
<tr><td>0.99</td><td>1.0094</td><td>1.0073</td><td>1.0062</td><td>0.73</td><td>1.3203</td><td>1.2445</td><td>1.2046</td></tr>
<tr><td>0.98</td><td>1.0189</td><td>1.0147</td><td>1.0124</td><td>0.72</td><td>1.3356</td><td>1.2560</td><td>1.2141</td></tr>
<tr><td>0.97</td><td>1.0285</td><td>1.0222</td><td>1.0187</td><td>0.71</td><td>1.3512</td><td>1.2677</td><td>1.2238</td></tr>
<tr><td>0.96</td><td>1.0384</td><td>1.0298</td><td>1.0251</td><td>0.70</td><td>1.3672</td><td>1.2796</td><td>1.2337</td></tr>
<tr><td>0.95</td><td>1.0483</td><td>1.0375</td><td>1.0317</td><td>0.69</td><td>1.3835</td><td>1.2918</td><td>1.2438</td></tr>
<tr><td>0.94</td><td>1.0585</td><td>1.0454</td><td>1.0383</td><td>0.68</td><td>1.4002</td><td>1.3043</td><td>1.2541</td></tr>
<tr><td>0.93</td><td>1.0688</td><td>1.0533</td><td>1.0450</td><td>0.67</td><td>1.4172</td><td>1.3170</td><td>1.2646</td></tr>
<tr><td>0.92</td><td>1.0794</td><td>1.0614</td><td>1.0518</td><td>0.66</td><td>1.4346</td><td>1.3300</td><td>1.2753</td></tr>
<tr><td>0.91</td><td>1.0901</td><td>1.0697</td><td>1.0587</td><td>0.65</td><td>1.4524</td><td>1.3432</td><td>1.2862</td></tr>
<tr><td>0.90</td><td>1.1009</td><td>1.0780</td><td>1.0658</td><td>0.64</td><td>1.4706</td><td>1.3567</td><td>1.2973</td></tr>
<tr><td>0.89</td><td>1.1120</td><td>1.0865</td><td>1.0729</td><td>0.63</td><td>1.4892</td><td>1.3706</td><td>1.3087</td></tr>
<tr><td>0.88</td><td>1.1233</td><td>1.0952</td><td>1.0801</td><td>0.62</td><td>1.5083</td><td>1.3847</td><td>1.3203</td></tr>
<tr><td>0.87</td><td>1.1348</td><td>1.1040</td><td>1.0875</td><td>0.61</td><td>1.5278</td><td>1.3992</td><td>1.3322</td></tr>
<tr><td>0.86</td><td>1.1465</td><td>1.1129</td><td>1.0950</td><td>0.60</td><td>1.5478</td><td>1.4139</td><td>1.3444</td></tr>
<tr><td>0.85</td><td>1.1584</td><td>1.1220</td><td>1.1026</td><td>0.59</td><td>1.5682</td><td>1.4291</td><td>1.3568</td></tr>
<tr><td>0.84</td><td>1.1705</td><td>1.1312</td><td>1.1103</td><td>0.58</td><td>1.5892</td><td>1.4445</td><td>1.3695</td></tr>
<tr><td>0.83</td><td>1.1828</td><td>1.1406</td><td>1.1182</td><td>0.57</td><td>1.6107</td><td>1.4604</td><td>1.3825</td></tr>
<tr><td>0.82</td><td>1.1954</td><td>1.1502</td><td>1.1261</td><td>0.56</td><td>1.6327</td><td>1.4766</td><td>1.3957</td></tr>
<tr><td>0.81</td><td>1.2082</td><td>1.1599</td><td>1.1343</td><td>0.55</td><td>1.6553</td><td>1.4932</td><td>1.4094</td></tr>
<tr><td>0.80</td><td>1.2213</td><td>1.1698</td><td>1.1425</td><td>0.54</td><td>1.6784</td><td>1.5102</td><td>1.4233</td></tr>
<tr><td>0.79</td><td>1.2346</td><td>1.1799</td><td>1.1509</td><td>0.53</td><td>1.7022</td><td>1.5277</td><td>1.4376</td></tr>
<tr><td>0.78</td><td>1.2482</td><td>1.1902</td><td>1.1595</td><td>0.52</td><td>1.7266</td><td>1.5456</td><td>1.4522</td></tr>
<tr><td>0.77</td><td>1.2620</td><td>1.2006</td><td>1.1682</td><td>0.51</td><td>1.7516</td><td>1.5640</td><td>1.4672</td></tr>
<tr><td>0.76</td><td>1.2762</td><td>1.2113</td><td>1.1770</td><td>0.50</td><td>1.7774</td><td>1.5828</td><td>1.4826</td></tr>
<tr><td>0.75</td><td>1.2906</td><td>1.2221</td><td>1.1860</td><td>0.49</td><td>1.8039</td><td>1.6022</td><td>1.4984</td></tr>
<tr><td colspan="8">-16-</td></tr>
</table>

[표 3] 삼산화바나듐/은 주요피크의 투과도에 따른 흡수보정계수

<table>
<tr><th>V 2 O 3</th><th>24.39 °</th><th>33.18 °</th><th>36.37 °</th><th>54.28 °</th><th></th><th>24.39 °</th><th>33.18 °</th><th>36.37 °</th><th>54.28 °</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Ag 38.15 ° 38.15 ° 38.15 ° 38.15 °</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38.15 ° 38.15 ° 38.15 ° 38.15 °</td><td></td></tr>
<tr><td>T</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>T</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td></tr>
<tr><td>1.00</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>0.74</td><td>1.2510</td><td>1.1822</td><td>1.1659</td><td>1.1117</td></tr>
<tr><td>0.99</td><td>1.0078</td><td>1.0057</td><td>1.0053</td><td>1.0036</td><td>0.73</td><td>1.2632</td><td>1.1909</td><td>1.1738</td><td>1.1170</td></tr>
<tr><td>0.98</td><td>1.0157</td><td>1.0116</td><td>1.0106</td><td>1.0073</td><td>0.72</td><td>1.2756</td><td>1.1998</td><td>1.1818</td><td>1.1223</td></tr>
<tr><td>0.97</td><td>1.0238</td><td>1.0175</td><td>1.0160</td><td>1.0110</td><td>0.71</td><td>1.2883</td><td>1.2088</td><td>1.1900</td><td>1.1277</td></tr>
<tr><td>0.96</td><td>1.0319</td><td>1.0235</td><td>1.0215</td><td>1.0147</td><td>0.70</td><td>1.3012</td><td>1.2180</td><td>1.1983</td><td>1.1332</td></tr>
<tr><td>0.95</td><td>1.0402</td><td>1.0296</td><td>1.0271</td><td>1.0185</td><td>0.69</td><td>1.3144</td><td>1.2273</td><td>1.2068</td><td>1.1388</td></tr>
<tr><td>0.94</td><td>1.0486</td><td>1.0358</td><td>1.0327</td><td>1.0223</td><td>0.68</td><td>1.3279</td><td>1.2369</td><td>1.2155</td><td>1.1445</td></tr>
<tr><td>0.93</td><td>1.0572</td><td>1.0421</td><td>1.0385</td><td>1.0262</td><td>0.67</td><td>1.3416</td><td>1.2466</td><td>1.2243</td><td>1.1503</td></tr>
<tr><td>0.92</td><td>1.0659</td><td>1.0484</td><td>1.0443</td><td>1.0302</td><td>0.66</td><td>1.3557</td><td>1.2566</td><td>1.2333</td><td>1.1562</td></tr>
<tr><td>0.91</td><td>1.0747</td><td>1.0549</td><td>1.0502</td><td>1.0342</td><td>0.65</td><td>1.3700</td><td>1.2667</td><td>1.2424</td><td>1.1622</td></tr>
<tr><td>0.90</td><td>1.0837</td><td>1.0615</td><td>1.0562</td><td>1.0382</td><td>0.64</td><td>1.3847</td><td>1.2771</td><td>1.2518</td><td>1.1684</td></tr>
<tr><td>0.89</td><td>1.0929</td><td>1.0682</td><td>1.0623</td><td>1.0423</td><td>0.63</td><td>1.3997</td><td>1.2876</td><td>1.2613</td><td>1.1746</td></tr>
<tr><td>0.88</td><td>1.1022</td><td>1.0749</td><td>1.0684</td><td>1.0465</td><td>0.62</td><td>1.4150</td><td>1.2984</td><td>1.2711</td><td>1.1810</td></tr>
<tr><td>0.87</td><td>1.1116</td><td>1.0818</td><td>1.0747</td><td>1.0507</td><td>0.61</td><td>1.4307</td><td>1.3094</td><td>1.2810</td><td>1.1875</td></tr>
<tr><td>0.86</td><td>1.1212</td><td>1.0888</td><td>1.0810</td><td>1.0550</td><td>0.60</td><td>1.4467</td><td>1.3207</td><td>1.2912</td><td>1.1941</td></tr>
<tr><td>0.85</td><td>1.1310</td><td>1.0959</td><td>1.0875</td><td>1.0593</td><td>0.59</td><td>1.4631</td><td>1.3322</td><td>1.3015</td><td>1.2009</td></tr>
<tr><td>0.84</td><td>1.1409</td><td>1.1031</td><td>1.0941</td><td>1.0638</td><td>0.58</td><td>1.4799</td><td>1.3440</td><td>1.3121</td><td>1.2078</td></tr>
<tr><td>0.83</td><td>1.1511</td><td>1.1104</td><td>1.1007</td><td>1.0682</td><td>0.57</td><td>1.4971</td><td>1.3560</td><td>1.3230</td><td>1.2148</td></tr>
<tr><td>0.82</td><td>1.1614</td><td>1.1179</td><td>1.1075</td><td>1.0728</td><td>0.56</td><td>1.5148</td><td>1.3683</td><td>1.3341</td><td>1.2220</td></tr>
<tr><td>0.81</td><td>1.1719</td><td>1.1254</td><td>1.1144</td><td>1.0774</td><td>0.55</td><td>1.5328</td><td>1.3808</td><td>1.3454</td><td>1.2294</td></tr>
<tr><td>0.80</td><td>1.1826</td><td>1.1331</td><td>1.1214</td><td>1.0821</td><td>0.54</td><td>1.5513</td><td>1.3937</td><td>1.3570</td><td>1.2369</td></tr>
<tr><td>0.79</td><td>1.1934</td><td>1.1410</td><td>1.1285</td><td>1.0868</td><td>0.53</td><td>1.5703</td><td>1.4070</td><td>1.3689</td><td>1.2446</td></tr>
<tr><td>0.78</td><td>1.2045</td><td>1.1489</td><td>1.1357</td><td>1.0916</td><td>0.52</td><td>1.5898</td><td>1.4205</td><td>1.3811</td><td>1.2525</td></tr>
<tr><td>0.77</td><td>1.2158</td><td>1.1570</td><td>1.1431</td><td>1.0965</td><td>0.51</td><td>1.6098</td><td>1.4344</td><td>1.3936</td><td>1.2605</td></tr>
<tr><td>0.76</td><td>1.2273</td><td>1.1653</td><td>1.1506</td><td>1.1015</td><td>0.50</td><td>1.6303</td><td>1.4486</td><td>1.4064</td><td>1.2688</td></tr>
<tr><td>0.75</td><td>1.2390</td><td>1.1737</td><td>1.1582</td><td>1.1066</td><td>0.49</td><td>1.6514</td><td>1.4632</td><td>1.4195</td><td>1.2772</td></tr>
<tr><td colspan="10">-17-</td></tr>
</table>

[표 4] 메타바나듐산암모늄/은 주요피크의 투과도에 따른 흡수보정계수

<table>
<tr><th>NH 4 VO 3</th><th>15.07 °</th><th>18.10 °</th><th>21.46 °</th><th>23.60 °</th><th></th><th>15.07 °</th><th>18.10 °</th><th>21.46 °</th><th>23.60 °</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Ag 38.15 ° 38.15 ° 38.15 ° 38.15 °</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38.15 ° 38.15 ° 38.15 ° 38.15 °</td><td></td></tr>
<tr><td>T</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>T</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td><td>f(T)</td></tr>
<tr><td>1.00</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>0.74</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td><td>1.0000</td></tr>
<tr><td>0.99</td><td>1.0126</td><td>1.0105</td><td>1.0088</td><td>1.0081</td><td>0.73</td><td>1.0126</td><td>1.0105</td><td>1.0088</td><td>1.0081</td></tr>
<tr><td>0.98</td><td>1.0254</td><td>1.0211</td><td>1.0178</td><td>1.0162</td><td>0.72</td><td>1.0254</td><td>1.0211</td><td>1.0178</td><td>1.0162</td></tr>
<tr><td>0.97</td><td>1.0384</td><td>1.0320</td><td>1.0270</td><td>1.0245</td><td>0.71</td><td>1.0384</td><td>1.0320</td><td>1.0270</td><td>1.0245</td></tr>
<tr><td>0.96</td><td>1.0517</td><td>1.0430</td><td>1.0362</td><td>1.0330</td><td>0.70</td><td>1.0517</td><td>1.0430</td><td>1.0362</td><td>1.0330</td></tr>
<tr><td>0.95</td><td>1.0653</td><td>1.0542</td><td>1.0457</td><td>1.0415</td><td>0.69</td><td>1.0653</td><td>1.0542</td><td>1.0457</td><td>1.0415</td></tr>
<tr><td>0.94</td><td>1.0791</td><td>1.0656</td><td>1.0553</td><td>1.0503</td><td>0.68</td><td>1.0791</td><td>1.0656</td><td>1.0553</td><td>1.0503</td></tr>
<tr><td>0.93</td><td>1.0932</td><td>1.0773</td><td>1.0650</td><td>1.0591</td><td>0.67</td><td>1.0932</td><td>1.0773</td><td>1.0650</td><td>1.0591</td></tr>
<tr><td>0.92</td><td>1.1075</td><td>1.0891</td><td>1.0749</td><td>1.0681</td><td>0.66</td><td>1.1075</td><td>1.0891</td><td>1.0749</td><td>1.0681</td></tr>
<tr><td>0.91</td><td>1.1221</td><td>1.1011</td><td>1.0850</td><td>1.0773</td><td>0.65</td><td>1.1221</td><td>1.1011</td><td>1.0850</td><td>1.0773</td></tr>
<tr><td>0.90</td><td>1.1371</td><td>1.1134</td><td>1.0953</td><td>1.0866</td><td>0.64</td><td>1.1371</td><td>1.1134</td><td>1.0953</td><td>1.0866</td></tr>
<tr><td>0.89</td><td>1.1523</td><td>1.1259</td><td>1.1057</td><td>1.0960</td><td>0.63</td><td>1.1523</td><td>1.1259</td><td>1.1057</td><td>1.0960</td></tr>
<tr><td>0.88</td><td>1.1678</td><td>1.1386</td><td>1.1164</td><td>1.1056</td><td>0.62</td><td>1.1678</td><td>1.1386</td><td>1.1164</td><td>1.1056</td></tr>
<tr><td>0.87</td><td>1.1836</td><td>1.1516</td><td>1.1272</td><td>1.1154</td><td>0.61</td><td>1.1836</td><td>1.1516</td><td>1.1272</td><td>1.1154</td></tr>
<tr><td>0.86</td><td>1.1997</td><td>1.1648</td><td>1.1382</td><td>1.1254</td><td>0.60</td><td>1.1997</td><td>1.1648</td><td>1.1382</td><td>1.1254</td></tr>
<tr><td>0.85</td><td>1.2162</td><td>1.1783</td><td>1.1494</td><td>1.1355</td><td>0.59</td><td>1.2162</td><td>1.1783</td><td>1.1494</td><td>1.1355</td></tr>
<tr><td>0.84</td><td>1.2330</td><td>1.1920</td><td>1.1608</td><td>1.1458</td><td>0.58</td><td>1.2330</td><td>1.1920</td><td>1.1608</td><td>1.1458</td></tr>
<tr><td>0.83</td><td>1.2501</td><td>1.2060</td><td>1.1724</td><td>1.1563</td><td>0.57</td><td>1.2501</td><td>1.2060</td><td>1.1724</td><td>1.1563</td></tr>
<tr><td>0.82</td><td>1.2676</td><td>1.2202</td><td>1.1842</td><td>1.1669</td><td>0.56</td><td>1.2676</td><td>1.2202</td><td>1.1842</td><td>1.1669</td></tr>
<tr><td>0.81</td><td>1.2855</td><td>1.2348</td><td>1.1963</td><td>1.1778</td><td>0.55</td><td>1.2855</td><td>1.2348</td><td>1.1963</td><td>1.1778</td></tr>
<tr><td>0.80</td><td>1.3038</td><td>1.2496</td><td>1.2086</td><td>1.1889</td><td>0.54</td><td>1.3038</td><td>1.2496</td><td>1.2086</td><td>1.1889</td></tr>
<tr><td>0.79</td><td>1.3224</td><td>1.2647</td><td>1.2211</td><td>1.2002</td><td>0.53</td><td>1.3224</td><td>1.2647</td><td>1.2211</td><td>1.2002</td></tr>
<tr><td>0.78</td><td>1.3414</td><td>1.2801</td><td>1.2338</td><td>1.2116</td><td>0.52</td><td>1.3414</td><td>1.2801</td><td>1.2338</td><td>1.2116</td></tr>
<tr><td>0.77</td><td>1.3609</td><td>1.2959</td><td>1.2468</td><td>1.2233</td><td>0.51</td><td>1.3609</td><td>1.2959</td><td>1.2468</td><td>1.2233</td></tr>
<tr><td>0.76</td><td>1.3807</td><td>1.3120</td><td>1.2601</td><td>1.2353</td><td>0.50</td><td>1.3807</td><td>1.3120</td><td>1.2601</td><td>1.2353</td></tr>
<tr><td>0.75</td><td>1.4474</td><td>1.3284</td><td>1.2736</td><td>1.2474</td><td>0.49</td><td>1.4010</td><td>1.3284</td><td>1.2736</td><td>1.2474</td></tr>
<tr><td colspan="10">-18-</td></tr>
</table>

지침 개정 이력
□ 개정일 : 2021. 12. 0.
○ 개정자 : 직업환경연구실 노지원
○ 개정사유 : 산업안전보건법 및 노출기준 관련 고시의 개정
○ 주요 개정내용
- 산업안전보건법 전부개정에 따른 조문번호 및 조문명 변경
- 고용노동부 고시 개정에 따른 행정규칙번호 변경 및 고시 제목 변경
- 민원해소를 위한 자구 수정(문구 위치변경)
- 노출기준에 흡입성, 호흡성 및 흄 표시
```
