# 바륨에 대한 작업환경측정,분석 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: A-43-2018
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015883169/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="5"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">A - 43 - 2018</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">바륨에 대한 작업환경측정․분석기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2018.11.<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
○ 작성자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 유기호
○ 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 직업환경연구실
○ 제·개정 경과
- 2012년 5월 산업위생분야 제정위원회 심의(제정)
- 2015년 4월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
- 2018년 10월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
○ 관련규격 및 자료
- National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of
Analytical methods (NMAMⓡ), 5th ed, www.cdc.gov/niosh/nmam
- Occupational Safety and Health Administration (U.S.A), Sampling and
Analytical method, www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html
- Health and Safety Executive (U.K.), Methods for the Determination of
Hazardous Substances (MDHS) guidance, www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH):
Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices,7th Ed, 2018.
○ 관련법규․규칙․고시 등
- 산업안전보건법 시행규칙 제93조 (작업환경측정 대상 작업장 등)
- 고용노동부 고시 제2017-27호 (작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시)
- 고용노동부 고시 제2018-62호 (화학물질 및 물리적인자의 노출기준)
○ 기술지침의 적용 및 문의
- 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지(www.
kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
- 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을
경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.
○ 공표일자 : 2018년 11월 27일
○제정자:한국산업안전보건공단이사장

# 바륨에 대한 작업환경측정․분석 기술지침

1. 목 적
이 지침은 산업안전보건법 시행규칙 제93조(작업환경측정 대상 작업장 등)의 규정에 의

거 작업환경측정 대상인자 중 바륨 및 그 가용성화합물에 대한 측정 및 분석을 수행할

때 정확도 및 정밀도를 유지하기 위하여 필요한 제반 사항에 대하여 규정함을 목적으로

한다.

2. 적용범위
이 지침의 적용대상은 산업안전보건법 시행규칙에서 정한 작업환경측정대상 유해인자

중 바륨 및 그 가용성화합물의 측정, 분석 및 이와 관련된 사항에 한한다.

3. 용어의 정의
(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

(가) “밀폐”라 함은 취급 또는 보관상태에서 고형(固形)의 이물(異物)이 들어가지

않도록 한 상태를 말한다.

(나) “밀봉”이라 함은 취급 또는 보관상태에서 기체 또는 미생물이 침입할 염려가

없는 상태를 말한다.

(다) 중량을 “정확하게 단다.”라 함은 지시된 수치의 중량을 그 자릿수까지 단다는

것을 의미한다.

(라) “약”이란 그 무게 또는 부피에 대하여 ±10% 이상의 차가 있어서는 안 된다.

(마) 시험조작 중 “즉시”라는 용어는 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 말한다.

(바) “검출한계”라 함은 주어진 분석절차에 따라 합리적인 확실성을 가지고 검출할 수

있는 가장 적은 농도나 양을 의미한다.

(사) “정량한계”라 함은 주어진 신뢰수준에서 정량할 수 있는 분석대상물질의 가장

최소의 양으로, 단지 검출이 아니라 정밀도를 가지고 정량할 수 있는 가장 낮은

농도를 말한다. 일반적으로 검출한계의 3배 수준을 의미한다.

(아) “회수율”이란 채취한 금속 등의 분석 값을 보정하는데 필요한 것으로, 시료채취

매체와 동일한 재질의 여과지에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된 것을 말한다.

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 기준에서 특별히 규정하는 경우를

제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한

규칙 및 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시(고용노동부고시

제 2017-27호)에서 정하는 바에 따른다.

4. 일반사항
(1) 이 시험법에 필요한 어원, 분자식 및 화학명 등은 특별한 언급이 없는 한 ( )

내에 기재한다.

(2) 원자량은 국제순수 및 응용화학협회(IUPAC)에서 제정한 원자량 표에 따른다.

분자량은 소수점 이하 제 2단위까지 하고 제 3단위에서 반올림한다.

(3) 이 시험법에 규정한 방법이 분석 화학적으로 반드시 최고의 정밀도와 정확도를

갖는다고는 할 수 없으며, 이 시험방법 이외의 방법이라도 동등이상의 정확도와

정밀도가 있다고 인정될 때에는 그 방법을 사용할 수 있다.

(4) 이 시험방법에 표시한 사항 중 탈착율, 검출한계 등은 각조의 조건으로 시험하였을 때

얻을 수 있는 값을 참고하도록 표시한 것이므로 실제로는 그 값이 분석조건에

따라 달라질 수 있다.

(5) 시료의 시험, 바탕시험 및 표준액에 대한 일련의 동일시험을 행할 때 사용하는 시약

또는 시액은 동일 롯트(LOT)로 조제된 것을 사용한다.

(6) 이 시험법에 사용하는 수치의 맺음법은 따로 규정이 없는 한 한국산업의 규격

KS Q 5002(데이터의 통계적 해석방법)에 따른다.

(7) 이 시험법에 규정하지 않는 사항에 대해서는 일반적인 화학적 상식에 따르되,

이 시험법에 기재한 방법 중 세부조작은 시험의 본질에 영향을 미치지 않는 범위

내에서 시험자가 적당히 변경 조절할 수 있다.

(8) 단위 및 기호 : 길이, 넓이, 부피, 농도, 압력 또는 무게를 나타내는 단위 및 기호는

아래 표에 따른다. 여기에 표시되어 있지 않은 단위는 KS A ISO 80000-1(양 및

단위-제1부: 일반사항)에 따른다.

| 종류 | 단위 | 기호 | 종류 | 단위 | 기호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 길이 | 미터센티미터밀리미터마이크로미터나노미터 | m<br>㎝<br>㎜<br>㎛<br>nm | 농도 | 몰농도노르말농도<br>밀리그램/리터<br>마이크로그램/밀리리터퍼센트 | M<br>N<br>㎎/L<br>㎍/mL% |
| 압력 | 기압수은주밀리미터수주밀리미터 | atm<br>㎜Hg<br>㎜H2O | 부피 | 세제곱미터세제곱센티미터세제곱밀리미터 | ㎥<br>㎤<br>㎣ |
| 넓이 | 제곱미터제곱센티미터제곱밀리미터 | ㎡<br>㎠<br>㎟ | 무게 | 킬로그램그램밀리그램마이크로그램 | ㎏<br>g<br>㎎<br>㎍ |
| 용량 | 리터밀리리터마이크로리터 | L<br>mL<br>μL |  |  |  |

(9) 온도

(가) 온도의 표시는 셀시우스(Celsius) 법에 따라 아라비아숫자 오른쪽에 ℃를 붙인다.

절대온도는 K로 표시하고 절대온도 0 K는 -273℃로 한다.

(나) 상온은 15～25℃, 실온은 1～35℃, 미온은 30～40℃로 한다. 냉소는 따로 규정

이 없는 한 15℃ 이하의 곳을 뜻한다.

(10) 농도

(가) 액체 단위부피중의 성분질량 또는 기체 단위부피중의 성분질량을 표시할 때에는

중량/부피(w/v)%의 기호를 사용한다. 액체 단위부피중의 성분용량, 기체 단위

부피중의 성분용량을 표시할 때에는 부피/부피(v/v)%의 기호를 사용한다.

백만분의 용량비를 표시할 때는 ppm(part per million)의 기호를 사용한다.

(나) 공기 중의 농도를 ㎎/㎥으로 표시했을 때의 ㎥은 정상상태(NTP, Normal

Temperature and Pressure : 25℃, 1기압)의 기체용적을 뜻한다. 따라서 노출

기준과 비교 시는 작업환경 측정 시의 온도와 압력을 실측하여 정상상태의

농도로 환산하여야 한다.

(11) 시약, 표준물질

(가) 분석에 사용되는 시약은 따로 규정이 없는 한 화학용 시약에 규정된 일급 이상의

것을 사용하여야 한다. 분석에 사용하는 시약은 제조회사에서 표시하는 농도함

량을 따른다.

(나) 광도법, 전기화학적분석법, 크로마토그래피법, 고성능액체크로마토그래피법에

쓰이는 시약은 특히 순도에 주의해야 하고, 분석에 영향을 미치는 불순물을

함유할 염려가 있을 때는 미리 검정하여야 한다.

(다) 분석에 사용하는 지시약은 특이한 것을 제외하고는 KS M 0015(화학 분석용

지시약 조제방법)에 규정된 지시약을 사용한다.

(라) 시험에 사용하는 표준품은 원칙적으로 특급시약을 사용하며, 표준용액을 조제하기

위한 표준용 시약은 따로 규정이 없는 한 적절히 보관되어 오염 및 변질이 안 된

상태로 보존된 것을 사용한다.

(12) 측정․분석 방법에 사용하는 초순수는 따로 규정이 없는 한 정제증류수 또는

이온교환수지로 정제한 탈염수(脫鹽水)를 말한다.

(13) 기구

(가) 계량기구중 측정값을 분석결과의 계산에 사용할 목적으로 사용되는 것은 모두

보정하는 것을 원칙으로 한다.

(나) 중량분석 용 저울은 적어도 10 g(0.01 mg)까지 달수 있어야 하며, 화학분석 용

저울은 적어도 10 g(0.1 mg)까지 달 수 있어야 하며, 국가검정을 필한 제품

또는 이에 준하는 검정을 필한 제품이어야 한다.

(다) 이 시험법에서 사용하는 모든 유리 기구는 KS L 2302(이화학용 유리기구의

모양 및 치수)에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 규격에 적합한 것으로 국가에서

지정한 기관에서 검정을 필한 것을 사용하여야 한다.

(라) 여과용 기구 및 기기는 특별한 언급이 없이 “여과한다.”라고 하는 것은

KS M 7602(거름종이(화학 분석용)) 거름종이 5종 또는 이와 동등한 여과지를

사용하여 여과함을 말한다.

5. 시료채취 및 분석 시 고려사항
(1) 시료채취 기구 및 측정방법의 선택

시료채취의 목적과 시료채취시간, 방해인자, 예상되는 오염농도 및 실험실에서 보

유하고 있는 분석장비의 능력 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시료채취기구 및

분석방법을 선택한다.

(2) 검량선 작성을 위한 표준용액제조

(가) 대상물질의 특성파악

분석하고자 하는 물질의 표준용액을 만들 원액(시약)의 순도와 특성(분자량, 비

중, 노출기준)을 파악한다.

(나) 채취시료 노출기준의 0.1\~2배 수준에서 각 분석대상물질의 양을 결정한다.

(다) 표준용액 제조방법의 결정

일반적으로 표준용액 제조시 표준원액(stock solution)을 단계적으로 희석시키

는 방법(희석식)과 표준원액에서 일정량씩 줄여 가면서 만드는 방법(배치식)이

있다. 희석식은 만들기가 수월한 반면 표준원액이 잘못되면 계통오차를 줄 수

있고 배치식은 여러 검량선 작성용 용액 중 몇 개가 잘못되더라도 이를 보정

할 수가 있으나 만들기가 어려운 단점이 있다.

(라) 표준용액의 제조

충분한 수의 표준용액을 준비한다. 일반적으로 분석하고자 하는 농도를 포함한

최소한 5개 수준의 표준용액을 제조한다.

(마) 검량선의 작성시 주의점

① 표준원액으로 사용될 원액의 순도, 제조일자, 유효기간 등을 잘 파악해야 한다.

② 표준용액, 회수율 등에 사용되는 시약은 같은 롯트(Lot)번호를 가진 것을 사용

하여야 한다.

③ 검량선은 시료 분석조건과 주입방법에 따라 작성하고 검량선이 적정하다고 판

정하면 시료를 분석한다. 검량선은 분석할 시료의 농도를 포함해야 하며, 검량

선에 사용된 표준용액의 농도보다 높은 시료의 경우는 희석하여 재분석 하거나

시료농도를 포함할 수 있는 표준용액을 추가로 제조하여 검량선을 다시 작성한

다. 검량선의 적정성은 제시된 분석기기의 매뉴얼을 참조하거나 상관계수가

0.99이상의 것을 사용하도록 한다.

(3) 회수율 검정을 위한 시료제조 및 회수율 계산방법

회수율은 여과지를 이용하여 채취한 물질의 분석값을 보정하는데 필요한 것으로

채취에 사용하지 않은 동일한 여과지에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된 값을

말한다. 이 실험을 통하여 여과지의 오염, 시약의 오염, 여과지에 대한 시료채취

효율 등을 알 수 있다. 시료 배치 당 최소한 한 번씩은 행해야 한다.

(가) 회수율 실험을 위한 첨가량을 결정한다. 작업장의 농도를 포함하도록 예상되는

농도(㎎/m)와 공기채취량(L)에 따라 첨가량을 계산한다. 만일 작업장의 예상

농도를 모를 경우 첨가량은 노출기준과 공기채취량 240 L를 기준으로 계산한

다. 계산된 첨가량 3개 농도 수준(0.5\~2배)의 양을 반복적으로 3개(3수준 × 3

반복 = 9개) 주입할 여과지와 공시료 3개를 준비한다.

(나) 분석대상물질의 원액 또는 희석액 일정량을 마이크로피펫 또는 마이크로시린

지를 이용하여 여과지에 주입한다.

(다) 여과지를 밀봉하고 하루 동안 상온에 놓아둔다.

(라) 여과지를 바이알에 넣고 추출용액으로 추출한다.

(마) 시료를 분석하여 검출량을 구한다.

(바) 다음 식에 의해 회수율을 구한다.

회수율 = 분석량 / 첨가량

(사) 회수율은 최소한 0.75 이상이 되어야 하나 0.90 이상이면 좋다. 회수율에 대한

평가는 분석자가 해야 한다. 즉 12개의 회수율 실험결과를 근거로 판단해야 할

사항은 회수율간의 일정성이다. 만일 회수율간의 차이가 크고 변이가 심하여

일정성이 없으면 정확한 보정이 될 수가 없다. 따라서 그 원인을 찾아 교정하

고 다시 실험을 실시해야한다.

# 바륨(Barium, Soluble Compounds)

원소기호: Ba

원자량: 137.34

CAS No.: 7440-39-3

5.48 g/100 mL

녹는점: 725℃

끓는점: 1,640℃

비 중: 3.6

용해도:

(25℃ 추정치)

광택이 나는 흰색 고체로 냄새가 나지 않음.

특징, 발생원 및 용도:

바륨화합물 제조공정 및 광산 등에 노출될 수 있음.

| 고용노동부 | OSHA |
| --- | --- |
|30.5|30.5|
| 노출기준 (mg/m ) | (mg/m ) |
| ACGIH | NIOSH |
|30.5|30.5|
|(mg/m)|(mg/m)|

동의어: -

분석원리 및 적용성: 작업환경 중 대상물질을 여과지에 채취하여 증류수로 추출한 다음 시료용액을

조제하여 원자흡광광도계를 이용하여 정량한다.

| 시료채취 개요 | 분석 개요 |
| --- | --- |
| § 시료채취매체 : 막여과지<br>(0.8 um mixed cellulose ester (MCE))<br>§ 유 량 : 1～4 L/min<br>§ 공기량 :<br>- 최대 : 2,000 L<br>3<br>- 최소 : 50 L (at 0.5 mg/m )<br>§ 운 반 : 일반적인 방법<br>§ 시료의 안정성: 안정함<br>§ 공시료: 시료 세트 당 2～10개의 현장 공시료 | § 분석기술: 원자흡광광도계법<br>(Atomic Absorption Spectrophotometer, Flame)<br>§ 파장 : 553.6 nm<br>2+<br>§ 분석대상물질 : 바륨이온(Ba )<br>§ 전처리 : 뜨거운 증류수로 추출하고 염산<br>3방울을 떨구어 전처리 함.<br>+<br>§ 최종용액 : 5% 염산/1.1 mg/mL Na , 5 mL<br>2+<br>§ 검량선 : Ba 표준용액 in 5% 염산/1.1<br>+<br>mg/mL Na<br>§ 범 위 : 25～200 ug/시료<br>§ 검출한계 : 2 ug/시료<br>§정밀도:0.025 |
| 방해작용 및 조치 | 정확도 및 정밀도 |
| § 배경보정을 하지 않는 경우 0.1% 이상의 칼슘<br>이 존재할 경우 과대평가 될 수 있다. | § 연구범위(range studied):<br>3<br>0.28 - 1.08 mg/m (168 L 채취)<br>§ 편향(bias): -0.55%<br>§ 총 정밀도(overall precision): 0.054<br>§ 정확도(accuracy): ±10.81% |

<table>
<tr><th>시약</th><th>기구</th></tr>
<tr><td>§ 초순수<br>§ 질산(특급)<br>§ 염산(특급)<br>§ 염화나트륨<br>+<br>§ 5% 염산(v/v)/1.1 mg/mL Na : 증류수 80 mL<br>에 염산 5 mL 및 염화나트륨 0.28 g을 첨가한<br>후 증류수를 가해 100 mL로 맞춘다.<br>§ 검량선 작성용 표준용액(1,000 ug Ba/mL) : 표<br>준품을 구매하거나, 1.437 g 탄산바륨(BaCO3)<br>을 최소량의 염산:초순수(1:1)에 녹인 후 1%<br>염산을 사용하여 1 L로 희석한다.<br>§ 이산화질소(98%)<br>§ 아세틸렌(99.6%)</td><td>§ 시료채취매체: 막여과지(cellulose ester filter,<br>공극 0.8 um, 직경 37 mm)를 장착한 카세트홀더<br>§ 개인시료채취펌프(유연한 튜브관 연결됨), 유량<br>1～4 L/min<br>§ 원자흡광광도계(AAS)<br>- 이산화질소-아세틸렌 버너, 중공음극램프<br>§ 2단 레귤레이터(이산화질소 및 아세틸렌용)<br>§ 125 mL 또는 50 mL 비이커 및 시계접시<br>§ 용량플라스크: 10, 100 mL<br>§ 피펫 : 4～400 uL, 5 mL<br>§ 가열판(Hot plate, 표면온도 140℃)<br>§ 핀셋 및 가위<br>§ 원심분리기 및 원심분리튜브 50 mL</td></tr>
<tr><td colspan="2">§ 특별 안전보건 예방조치: 질산과 염산은 부식성 액체이므로, 보호구를 착용하고 흄후드에서 작업하여<br>야 한다. (‘V. 비고’ 참고)</td></tr>
</table>

I. 시료채취

1. 시료채취매체를 이용하여 각 개인시료채취펌프를 보정한다.
2. 1～4 L/min의 정확한 유량으로 총 50～2,000 L의 공기를 채취하며, 여과지에 채취된 먼지가 총 2 mg
을 넘지 않도록 한다.

3. 채취가 끝난 여과지는 밀봉하여 먼지가 떨어지지 않도록 카세트를 바로 세워서 운반한다.
II. 시료 전처리

4. 카세트를 열고 시료와 공시료를 깨끗한 비이커로 옮긴다.
5. 10 mL의 뜨거운 증류수를 비이커에 넣고 가끔씩 돌려주면서 10분간 두어 추출한 후, 50 mL 원심
분리튜브에 옮겨 담는다.

6. 시료와 비이커를 뜨거운 증류수 2 mL로 헹구어 원심분리튜브에 담는다. 이를 반복하여 원심분리
튜브에 담는다.

- ※ 이때 용액이 완전히 건조되어서는 안 된다.
7. 핀셋으로 시료를 집어내어 뜨거운 증류수로 헹구어 원심분리튜브에 담는다.
8. 2 mL 증류수로 2～3회 비이커를 닦아 원심분리튜브에 담는다. 원심분리한 후 2번째 비이커에 옮
긴다.

9. 염산 3방울을 시료에 첨가하고 용액이 0.5 mL가 남을 때까지 가열판에서 증발시킨다.
+

10. 비이커를 식히고, 각각의 비이커에 5% 염산(v/v)/1.1 mg/mL Na
을 피펫으로 5 mL를 첨가하고

흔들어서 잔재물을 녹인다.

III. 분석
【검량선 작성 및 정도관리】
+	2+
11. 검량선 작성용 표준용액을 5% 염산(v/v)/1.1 mg/mL Na 으로 희석하여 Ba 의 농도를 0.4～40
ug/mL(0.002～0.2 mg/시료)의 농도범위에서 적어도 5개의 표준용액을 만든다. 12. 표준용액을 공시료 및 시료와 함께 분석한다. 13. 표준용액 농도(ug/mL)에 따른 흡광도 결과로 검량선 그래프를 작성한다. ※ 이때 선형 회귀 분석을 이용하는 것이 좋다. 검량선용 공시료의 흡광도를 다른 검량선용 표준 용액의 흡광도에서 뺀 후 검량선을 작성할 것을 권장한다. 14. 작성한 검량선에 따라 보통 10개의 시료를 분석한 후, 표준용액을 이용하여 분석기기 반응에 대한 재현성을 점검한다. 재현성이 나쁘면 검량선을 다시 작성하고 시료를 분석한다. ※ 표준용액의 흡광도 변이가 ±5%를 초과했다면 검량선을 재작성하여 시료를 분석한다. 15. 시료채취매체(막여과지)에 알고 있는 양의 분석대상물질을 첨가한 시료(spike 시료)로 아래와 같이 회수율(recovery) 시험을 실시하여 현장시료 분석값을 보정한다. <회수율 시험> 1. 예상 시료량이 포함되도록 3가지 이상의 수준 및 공시료를 각각 3반복으로 시료를 만든다. 2. 하룻밤 방치한 후 'II. 시료전처리' 과정과 동일하게 전처리하고 현장 시료와 동일하게 분석한 후 회수율 구한다. 3. 2에서 구한 회수율을 계산식에 적용하여 시료의 분석값을 보정하며, 수준별로 회수율의 차이 가 뚜렷하면 수준별로 보정한다. 16. 방해작용을 확인하기 위해 가끔씩 표준용액 첨가법(method of standard additions)을 사용한다. 【분석과정】 17. 제조사의 권고와 “분석개요”의 내용을 참조하여 기기의 조건을 설정한다. 18. 시험용액을 각각 분석한다. 19. 적당한 비율로 표준용액을 희석하고 분석하여 검출한계를 구한다. 20. 흡광도 기록을 저장한다. ※ 참고: 만약 시료의 흡광도 값이 검량선 그래프 직선보다 위에 있다면, 시료를 5% 염산(v/v)/1.1 mg/mL Na 21. 측정된 흡광도를 이용하여 그에 상응하는 시료의 농도(C IV. 계산 22. 시료의 용액 부피(V	+ 을 이용하여 희석하여 재분석하고 농도계산 시 희석계수를 적용한다. )와 공시료 부피(V )를 이용하여 채취된 공기 중(V) 채취물질의 농도(C)를 계산한다. s b -11-	)와 공시료의 평균값(C s	)을 계산한다. b

23. 다음 식에 의하여 해당물질의 농도를 구한다.
  

×	 	
․   시료에서의 분석물질의 농도  
․   공시료에서의 분석물질의 농도 
․   시료에서 희석한 최종용량 
․   공시료에서 희석한 최종용량   
․   공기채취량  
․회수율
V. 비고 § 이 방법은 NIOSH Method 7056에 기초하였고, HSE MDHS 91과 내용을 비교·참고한 후 작성하 였다. § 다른 방법 : HSE MDHS 91, OSHA Method ID-121. § 건강영향 및 예방조치: 단기 노출증상으로 자극, 구토, 설사, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 정서장애, 마비, 경련, 위장장애, 위통, 졸음, 현기증, 정서장애, 떨림, 내출혈, 신장이상 등이 있고 만성 건강 영항으로 자극이 있다. 따라서 작업시작 전 보안경, 글러브, 실험복 등과 같은 적절한 보호구를 착 용하여야 한다. VI. 참고문헌 1. 고용노동부 고시 제2018-62호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준, 2018. 2. American Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 7th Edition, 2018. 3. Health Substances(MDHS), Method 91, Metals and metalloids in workplace air by X-ray fluorescence spectrometry, 1998. 4. National Methods, Method #7056, 1994. 5. National chemical hazards and other databases, 2010. 6. Occupational Methods, Method ID-121, 2002. 7. Occupational Administration(OSHA) : Standards 29 CFR 1910.1000, Occupational safety and health standards - Toxic and hazardous substances - Table Z Limits for Air Contaminants, 2006.	Conference and Safety Institute for Occupational Institute for Safety and Safety and	of Governmental Executive(HSE) Occupational Health Administration(OSHA) Health Administration(OSHA)	Industrial : Methods Safety and Health(NIOSH) Safety and -12-	Hygienists(ACGIH): for Health(NIOSH)	the Determination : : Index : Occupational	Documentation NIOSH Manual : NIOSH pocket of Sampling Safety	of the of Hazardous of Analytical guide to & Analytical and Health
```
