# 오산화바나듐의 생물학적 노출지표 물질 분석에 관한 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: H-148-2021
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015883755/6
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="4"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>H - 148 - 2021</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">오산화바나듐의 생물학적 노출지표 물질 분석에<br>관한 기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2021.10.<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
ㅇ 제정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 이상길
ㅇ 제정 경과
- 2014년 11월 산업의학분야 제정위원회 심의
- 2021년 8월 산업의학분야 표준제정위원회 심의(법령 및 규격 최신화)
ㅇ 관련규격 및 자료
- 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원. 근로자 건강진단 실무지침: 제1권 특
수건강진단 개요. 020-산업안전보건연구원-349
- 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원. 생물학적 노출평가 기준 및 분석방법
연구 Ⅲ: 납 등 중금속 10종. 보건분야-연구자료 연구원 2010-66-882. 2010
- http://www.atsdr.cdc.gov/toxguides/toxguide-58.pdf
ㅇ 관련법규․규칙․고시 등
- 산업안전보건법 시행규칙 [별표 24] 특수건강진단ㆍ배치전건강진단ㆍ수시건강진단
의 검사항목(제206조 관련)
- 고용노동부고시 제2020-61호(특수건강진단기관의 정도관리에 관한 고시)
- 고용노동부고시 제2020-60호(근로자 건강진단 실시기준)
- 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원.「근로자건강진단 실무지침」제1권 특수
건강진단 개요. 2020-산업안전보건연구원-349
ㅇ 기술지침의 적용 및 문의 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지 (http://kosha.or.kr) 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니
다.
공표일자 : 2021년 10월 제정자 : 한국산업안전보건공단 이사장

H - 148 - 2021

## 오산화바나듐의 생물학적 노출지표 물질 분석에 관한 기술지침

## 제안 개요

I. 제정이유

이 지침은 산업안전보건법(이하 “법”이라고 한다) 제130조 및 같은 법 시행규칙(이

하 “시행규칙”이라고 한다) 제206조 별표 24(특수건강진단ㆍ배치전건강진단ㆍ수시건

강진단의 검사항목), 고용노동부고시 제2020-61호(특수건강진단기관의 정도관리에

관한 고시) 및 고용노동부고시 제2020-60호(근로자 건강진단 실시기준)에 따라 오산

화바나듐에 노출된 근로자의 생물학적 노출평가와 관련된 노출지표 물질의 분석 방

법을 제시함을 목적으로 함

II. 제정(안)의 주요내용

ㅇ 소변 중 바나듐의 분석을 위해 시료 및 표준용액 전처리, 기기의 조건 및 분석

방법 등에 대해 기술함

ㅇ 산업안전보건법 시행규칙 제206조 관련 별표 24에서 오산화바나듐의 생물학적

노출지표검사에 대한 분석 지침 반영

III. 관련 법규정 및 규격

ㅇ 산업안전보건법 시행규칙 [별표 24] 특수건강진단ㆍ배치전건강진단ㆍ수시건강진

단의 검사항목(제206조 관련)

ㅇ 고용노동부고시 제2020-61호(특수건강진단기관의 정도관리에 관한 고시)

ㅇ 고용노동부고시 제2020-60호(근로자 건강진단 실시기준)

ㅇ 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원.「근로자건강진단 실무지침」제1권 특수

건강진단 개요. 2020-산업안전보건연구원-349

IV. 제정위원회 심의개요

ㅇ제안자:산업안전보건연구원이상길

ㅇ 심의일 : 2014년 11월 18일

ㅇ 참석인원 : 재적위원 14명 중 8명 참석

ㅇ 심의결과 : 제출안에 동의함

H - 148 - 2021

## 오산화바나듐의 생물학적 노출지표 물질 분석에 관한 기술지침

1. 목 적
이 지침은 산업안전보건법(이하 “법”이라고 한다) 제130조 및 같은 법 시행규칙(이

하 “시행규칙”이라고 한다) 제206조 별표 24(특수건강진단ㆍ배치전건강진단ㆍ수시건

강진단의 검사항목), 고용노동부고시 제2020-61호(특수건강진단기관의 정도관리에

관한 고시) 및 고용노동부고시 제2020-60호(근로자 건강진단 실시기준)에 따라 오산

화바나듐에 노출된 근로자의 생물학적 노출평가와 관련된 생물학적 노출지표 물질의

분석 방법을 제시함을 목적으로 한다.

2. 적용범위
이 지침은 법, 시행규칙 및 고용노동부고시에 따라 실시하는 근로자 건강진단 중 오

산화바나듐에 노출되는 근로자의 생물학적 노출평가에 적용한다.

3. 정 의
(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

(가) “생물학적 노출평가”란 혈액, 소변 등 생체시료로부터 유해물질 자체 또는 유

해물질의 대사산물이나 생화학적 변화산물 등을 분석하여 유해물질 노출에 의

한 체내 흡수정도나 건강영향 가능성 등을 평가하는 것을 말한다.

(나) “생물학적 노출지표 물질”이란 생물학적 노출평가를 실시함에 있어 체내 흡수

정도를 반영하는 물질로서 유해물질 자체나 그 대사산물, 생화학적 변화물 등

을 말한다.

(다) “정밀도(Precision)”란 일정한 물질에 대하여 반복측정․분석을 했을 때 나타나

는 자료분석치의 변동크기가 얼마나 되는가를 나타낸다. 이 경우 같은 조건에

서 측정했을 때 일어나는 우연오차(Random error)에 의한 분산(Dispersion)의

정도를 측정값의 변이계수(Coefficient of variation)로 표시한다.

H - 148 - 2021

(라) “정확도(Accuracy)”란 분석치가 참값에 얼마나 접근하였는지를 수치로 표현한

것이다. 다만, 인증표준물질이 있는 경우는 상대오차로 표시하고, 인증표준물

질이 없는 경우는 시료에 첨가한 값으로부터 구한 평균회수율로 표시한다.

(마) “검출한계(Limit of detection: LOD)”란 공시료 신호값(Blank signal, background

signal)과 통계적으로 유의하게 다른 신호값(Signal)을 나타낼 수 있는 최소의

농도를 말한다. 이 경우 가장 널리 사용하는 공시료 신호값과의 차이가 공시

료 신호값 표준편차의 3배인 경우로 한다.

(2) 그밖에 용어의 뜻은 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 법, 같은

법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는

바에 따른다.

4. 분석장비
분석장비는 유도결합플라즈마 질량분석기(Inductively coupled plasma mass

spectrometer, ICP-MS)를 사용한다.

5. 분석방법
(1) 분석 원리

오산화바나듐은 주로 호흡기와 위장관 경로를 통하여 흡수되고 호흡기 경로로 흡수

된 경우, 흡수 후 1∼3일 안에 40∼60%가 소변으로 배설되므로 소변 중 바나듐을

유도결합플라즈마 질량분석기로 분석한다.

(2) 시료의 채취

(가) 시료 채취 시기

소변 시료는 4

∼5일간 연속 작업 종료 2시간 전부터 작업종료 사이에 채취한

다.

H - 148 - 2021

(나) 시료채취 요령

① 채취 용기는 밀봉이 가능한 플라스틱 용기를 사용하고, 시료는 10 mL 이상 채

취한다.

② 채취 전 48시간 이내에 해산물 섭취를 금하고 중금속제거를 위한 산 세척을 실

시한 specimen cup에 받아 검체로 사용한다.

③ 채취한 시료는 시료 채취 용기에 밀봉하여 채취 후 5일 이전에 분석하면 4

℃(2∼8

℃)에서 냉장 보관한다. 단, 분석까지 보관 기간이 5일 이상 걸리는 경우에는 시

료를 냉동보관용 저온바이알에 옮겨 -20 ℃이하에서 냉동 보관한다.

(3) 기구 및 시약

(가) 기구

① 용량플라스크 500, 100, 50, 10 mL

② 마이크로피펫 10-100, 200-1000

μ L

③ 마개달린 폴리에틸렌 시험관 5 mL

④ 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 시료컵

⑤ 롤러 믹서

⑥ 볼텍스 믹서

⑦ 화학 저울

(나) 시약

① 바나듐 1000 ppm(1000 μ g/mL) 표준용액

② 질산 특급 시약(검사 관련 중금속의 함량이 적은 것)

③ Scandium(내부표준시약) 용액 ICP용 1000 ppm(1000

μg/mL)

④ 탈이온수(18 MΩ/cm 이상)

(4) 시약 조제

(가) 표준용액

① 100 mL 용량플라스크에 1% 질산을 반쯤 넣고 바나듐 표준용액(1000 μg/mL)

을 20 μ L주입한 후 1% 질산으로 표선을 맞추어 표준용액 원액을 조제한다.

H - 148 - 2021

② 표준용액 원액을 각각 0.01, 0.05, 0.1, 0.2 mL를 취하고 이를 10 mL 용량플라

스크에서 1% 질산으로 희석하여 <표 1>과 같이 검량선용 표준용액을 조제한

다. 이 4가지 농도의 표준용액을 검량선용 표준용액으로 사용한다. 1% 질산을

공시료로 사용한다.

<표 1> 검량선용 표준용액 조제

<table>
<tr><th></th><th></th><th>구 분</th><th></th><th>농도( μ g/L)</th><th></th><th>용 매</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>STD 1</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>검량선용</td><td>STD 2</td><td></td><td>50</td><td></td><td>1% 질산</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>표준용액</td><td>STD 3</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>STD 4</td><td></td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">(5) 시료 및 표준용액 전처리</td></tr>
<tr><td colspan="9">(가) 모든 시료는 거품이 발생하지 않도록 40분간 롤러 믹서로 균질화시킨다.</td></tr>
<tr><td colspan="9">(나) 산처리가 끝난 시험관에 <표 2>와 같이 시료를 순서대로 주입 후 마개로 막</td></tr>
<tr><td colspan="9">은 후 vortex 믹서로 30초간 혼합한다.</td></tr>
<tr><td>순서</td><td>물 질</td><td>공시료</td><td>첨가1</td><td></td><td></td><td>첨가2 첨가3 첨가4 첨가0</td><td></td><td>시료</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1% 질산</td><td>2.7</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.7</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>2</td><td>미첨가 소변</td><td>-</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>소변 시료</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>탈이온수</td><td>0.3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>표준용액</td><td>-</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>내부표준시약</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td colspan="9">(6) 유도결합플라즈마 질량분석기 분석 조건 예시</td></tr>
<tr><td colspan="9"><표 3> 유도결합플라즈마 질량분석기 분석 조건 예시</td></tr>
</table>

H - 148 - 2021

| Items | Condition |
| --- | --- |
| Plasma gas flow | 18.00 L/min |
| Sheath gas flow | 0.16 L/min |
| Auxiliary gas flow | 1.65 L/min |
| Torch RF generator power | 1.40 kW |

Spray chamber cooling temperature	3.01°C

- ※ 분석 조건은 장비제조회사의 권고 방법을 사용한다.
(7) 농도 계산

검량선용 표준용액의 농도를 가로(x)축으로 하고, 내부표준물질의 면적에 대한 바

나듐 피크 면적을 세로(y)축으로 하여 검량선을 작성하고, y=ax+b의 회귀방정식

을 통해 바나듐의 농도(μg/L)를 구한다.

(8) 생물학적 노출 평가 기준

(가) 기준값 : 50 μ g/g 크레아티닌

(나) 소변 중 크레아티닌 농도

소변 중 생물학적 노출평가지표물질 보정에 사용하는 크레아티닌 농도는 0.3

∼ 3.4 g/L 범위이며, 크레아티닌 농도가 이 범위를 벗어난 소변은 비정상으로

간주하여 다시 채취한다.

(9) 정밀도(보건분야-연구자료 연구원 2010-66-882 자료 예시)

10,50,100 μ g/L 농도 수준에서 통합변이계수 3.2 %

(10) 정확도(보건분야-연구자료 연구원 2010-66-882 자료 예시)

5.5,61.2 μ g/L 농도 수준에서 상대오차 각각 13.5 %, 7.9 %

(11) 검출 한계(보건분야-연구자료 연구원 2010-66-882 자료 예시)

H - 148 - 2021

(가) 검출한계

0.21 μg/L

(나) 산출방법

LOD = 3 ☓ SD

(LOD : 검출한계, SD : 표준편차)

미첨가 소변을 6회 반복 측정하여 검출된 반응값의 표준편차의 3배를 검출한계

로 한다.
```
