# 2-클로로-1,3-부타디엔에 대한 작업환경측정,분석 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: A-163-2018
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015883116/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="5"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">A - 163 - 2018</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">2-클로로-1,3-부타디엔에 대한<br>작업환경측정․분석 기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2018.11.<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
○ 제정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 박해동, 김기웅
○ 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 직업환경연구실
○ 제·개정 경과
- 2017년 11월 산업위생분야 제정위원회 심의
- 2018년 10월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
○ 관련규격 및 자료
- National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of
Analytical methods (NMAM), 5th ed, www.cdc.gov/niosh/nmam
- Occupational Safety and Health Administration (U.S.A), Sampling and
Analytical method, www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html
- Health and Safety Executive (U.K.), Methods for the Determination of
Hazardous Substances (MDHS) guidance, www.hse.gov.uk/pubns/mdhs
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH):
Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices,7th Ed, 2018.
○ 관련법규․규칙․고시 등
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제1장 (관리대상 유해물질에 의한 건강장해의 예방)
- 고용노동부 고시 제2017-27호 (작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시)
- 고용노동부 고시 제2018-62호 (화학물질 및 물리적인자의 노출기준)
○ 기술지침의 적용 및 문의
- 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지
(www.kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
- 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을
경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.
○ 공표일자 : 2018년 11월 27일
○제정자:한국산업안전보건공단이사장

A - 163 - 2018

## 2-클로로-1,3-부타디엔에 대한 작업환경측정 분석 기술지침

1. 목적
이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정한 관리대상 유해물질 중 2-클로로-1,3-

부타디엔에 대한 측정 및 분석을 수행할 때 정확도 및 정밀도를 유지하기 위하여 필요한

제반 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위
이 지침의 적용대상은 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정한 관리대상 유해물질 중 2-

클로로-1,3-부타디엔의 측정, 분석 및 이와 관련된 사항에 한한다.

3. 용어의 정의
(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

(가) “밀폐”라 함은 취급 또는 보관상태에서 고형(固形)의 이물(異物)이 들어가지 않

도록 한 상태를 말한다.

(나) “밀봉”이라 함은 취급 또는 보관 상태에서 기체 또는 미생물이 침입할 염려가

없는 상태를 말한다.

(다) 중량을 “정확하게 단다.”라 함은 지시된 수치의 중량을 그 자릿수까지 단다는

것을 의미한다.

(라) “약”이란 그 무게 또는 부피에 대하여 ± 10% 이상의 차가 있어서는 안 된다.

(마) 시험조작 중 “즉시”라는 용어는 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 말한다.

(바) “검출한계”라 함은 주어진 분석절차에 따라 합리적인 확실성을 가지고 검출할 수

있는 가장 적은 농도나 양을 의미한다.

(사) “정량한계”라 함은 주어진 신뢰수준에서 정량할 수 있는 분석대상물질의 가장 최

소의 양으로, 단지 검출이 아니라 정밀도를 가지고 정량할 수 있는 가장 낮은 농

도를 말한다. 일반적으로 검출한계의 3배 수준을 의미한다.

(아) “탈착효율”이라 함은 채취한 유기화합물 등의 분석 값을 보정하는데 필요한 것으로,

A - 163 - 2018

시료채취 매체와 동일한 재질의 흡착관에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된 것

을 말한다.

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 기준에서 특별히 규정하는 경우를

제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규

칙 및 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제

2017-27호)에서 정하는 바에 따른다.

4. 일반사항
(1) 이 시험법에 필요한 어원, 분자식 및 화학명 등은 특별한 언급이 없는 한 ( ) 내

에 기재한다.

(2) 원자량은 국제순수 및 응용화학협회(IUPAC)에서 제정한 원자량 표에 따른다. 분

자량은 소수점 이하 제 2단위까지 하고 제 3단위에서 반올림한다.

(3) 이 시험법에 규정한 방법이 분석화학적으로 반드시 최고의 정밀도와 정확도를 갖는

다고는 할 수 없으며 이 시험방법 이외의 방법이라도 동등 이상의 정확도와 정밀도

가 있다고 인정될 때에는 그 방법을 사용할 수 있다.

(4) 이 시험방법에 표시한 사항 중 회수율, 검출한계 등은 각조의 조건으로 시험하였을 때 얻

을 수 있는 값을 참고하도록 표시한 것이므로 실제로는 그 값이 분석조건에 따라 달

라질 수 있다.

(5) 시료의 시험, 바탕시험 및 표준액에 대한 일련의 동일시험을 행할 때 사용하는

시약 또는 시액은 동일 롯트(LOT)로 조제된 것을 사용한다.

(6) 이 시험법에 사용하는 수치의 맺음법은 따로 규정이 없는 한 한국산업의 규격 KS

Q 5002(데이터의 통계적 해석방법)에 따른다.

(7) 이 시험법에 규정하지 않는 사항에 대해서는 일반적인 화학적 상식에 따르되 이

시험법에 기재한 방법 중 세부조작은 시험의 본질에 영향을 미치지 않는 범위

내에서 시험자가 적당히 변경 조절할 수 있다.

(8) 단위 및 기호 : 길이, 넓이, 부피, 농도, 압력 또는 무게를 나타내는 단위 및 기호는 아

래 표에 따른다. 여기에 표시되어 있지 않은 단위는 KS A ISO 80000-1(양및단

위-제1부: 일반사항)에 따른다.

A - 163 - 2018

| 종류 | 단위 | 기호 | 종류 | 단위 | 기호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 길이 | 미터센티미터밀리미터마이크로미터나노미터 | m<br>㎝<br>㎜<br>㎛<br>nm | 농도 | 몰농도노르말농도<br>밀리그램/리터<br>마이크로그램/밀리리터퍼센트 | M<br>N<br>㎎/L<br>㎍/mL% |
| 압력 | 기압수은주밀리미터수주밀리미터 | atm<br>㎜Hg<br>㎜H2O | 부피 | 세제곱미터세제곱센티미터세제곱밀리미터 | ㎥<br>㎤<br>㎣ |
| 넓이 | 제곱미터제곱센티미터제곱밀리미터 | ㎡<br>㎠<br>㎟ | 무게 | 킬로그램그램밀리그램마이크로그램 | ㎏<br>g<br>㎎<br>㎍ |
| 용량 | 리터밀리리터마이크로리터 | L<br>mL<br>μL |  |  |  |

(9) 온도

(가) 온도의 표시는 셀시우스(Celcius) 법에 따라 아라비아숫자 오른쪽에 ℃를 붙인다.

절대온도는 K로 표시하고 절대온도 0 K는 -273℃로 한다.

(나) 상온은 15～25℃, 실온은 1～35℃, 미온은 30～40℃로 한다. 냉소는 따로 규정이

없는 한 15℃ 이하의 곳을 뜻한다.

(10) 농도

(가) 액체 단위부피중의 성분질량 또는 기체 단위부피중의 성분질량을 표시할 때에는

중량/부피(w/v)%의 기호를 사용한다. 액체 단위부피중의 성분용량, 기체 단위 부

피중의 성분용량을 표시할 때에는 부피/부피(v/v)%의 기호를 사용한다. 백만분의

용량비를 표시할 때는 ppm(part per million)의 기호를 사용한다.

A - 163 - 2018

(나) 공기 중의 농도를 ㎎/㎥으로 표시했을 때의 ㎥은 정상상태(NTP, Normal

Temperature and Pressure : 25℃, 1기압)의 기체용적을 뜻한다. 따라서 노출기

준과 비교 시는 작업환경 측정 시의 온도와 압력을 실측하여 정상상태의 농도

로 환산하여야 한다.

(11) 시약, 표준물질

(가) 분석에 사용되는 시약은 따로 규정이 없는 한 화학용 시약에 규정된 일급 이상의

것을 사용하여야 한다. 분석에 사용하는 시약은 제조회사에서 표시하는 농도 함

량을 따른다.

(나) 광도법, 전기화학적분석법, 크로마토그래피법, 고성능액체크로마토그래피법에 쓰

이는 시약은 특히 순도에 주의해야 하고, 분석에 영향을 미치는 불순물을 함유할

염려가 있을 때는 미리 검정하여야 한다.

(다) 분석에 사용하는 지시약은 특이한 것을 제외하고는 KS M 0015(화학 분석용 지

시약 조제방법)에 규정된 지시약을 사용한다.

(라) 시험에 사용하는 표준품은 원칙적으로 특급시약을 사용하며, 표준용액을 조제하

기 위한 표준용 시약은 따로 규정이 없는 한 적절히 보관되어 오염 및 변질이 안

된 상태로 보존된 것을 사용한다.

(12) 측정․분석 방법에 사용하는 초순수는 따로 규정이 없는 한 정제증류수 또는 이온

교환수지로 정제한 탈염수(脫鹽水)를 말한다.

(13) 기구

(가) 계량기구 중 측정값을 분석결과의 계산에 사용할 목적으로 사용되는 것은 모두

보정하는 것을 원칙으로 한다.

(나) 중량분석 용 저울은 적어도 10 g(0.01 mg)까지 달수 있어야 하며, 화학분석 용

저울은 적어도 10 g(0.1 mg)까지 달 수 있어야 하며, 국가검정을 필한 제품 또

는 이에 준하는 검정을 필한 제품이어야 한다.

(다) 이 시험법에서 사용하는 모든 유리 기구는 KS L 2302(이화학용 유리기구의 모양

및 치수)에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 규격에 적합한 것으로 국가에서

지정한 기관에서 검정을 필한 것을 사용하여야 한다.

(라) 여과용 기구 및 기기는 특별한 언급이 없이 “여과한다.”라고 하는 것은 KS M

7602(거름종이(화학 분석용)) 거름종이 5종 또는 이와 동등한 여과지를 사용하여 여

A - 163 - 2018

과함을 말한다.

5. 시료채취 및 분석 시 고려사항
(1) 시료채취 기구 및 측정방법의 선택

시료채취의 목적과 시료채취시간, 방해인자, 예상되는 오염농도 및 실험실에서 보유

하고 있는 분석장비의 능력 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시료채취기구 및 분

석방법을 선택한다.

(2) 검량선 작성을 위한 표준용액제조

(가) 대상물질의 특성파악

분석하고자 하는 물질의 표준용액을 만들 원액(시약)의 순도와 특성(분자량, 비

중, 노출기준)을 파악한다.

(나) 채취시료의 예상농도의 0.1～2 배 수준에서 각 분석대상물질의 양을 결정한다.

(다) 표준용액 제조방법의 결정

일반적으로 표준용액 제조시 표준원액(stock solution)을 단계적으로 희석시키는

방법(희석식)과 표준원액에서 일정량씩 줄여 가면서 만드는 방법(배치식)이 있다.

희석식은 만들기가 수월한 반면 표준원액이 잘못되면 계통오차를 줄 수 있고 배

치식은 여러 검량선 작성용 용액 중 몇 개가 잘못되더라도 이를 보정 할 수가 있

으나 만들기가 어려운 단점이 있다.

(라) 표준용액의 제조

충분한 수의 표준용액을 준비한다. 일반적으로 분석하고자 하는 농도를 포함한

최소한 5개 수준의 표준용액을 제조한다.

(마) 검량선의 작성 시 주의점

① 표준원액으로 사용될 원액의 순도, 제조일자, 유효기간 등을 잘 파악해야 한다.

② 표준용액, 탈착효율 검정 등에 사용되는 시약은 같은 롯트(Lot)번호를 가진 것을

사용하여야 한다.

③ 검량선은 시료 분석조건과 주입방법에 따라 작성하고 검량선이 적정하다고 판

정하면 시료를 분석한다. 검량선은 분석할 시료의 농도를 포함해야 하며 외삽

법은 피한다. 검량선의 적정성은 제시된 분석기기의 매뉴얼을 참조하거나 상관계

수가 0.99이상의 것을 사용하도록 한다.

A - 163 - 2018

(3) 내부표준물질의 사용방법 및 보정방법

(가) 내부표준물질의 선정 시 다음의 특성을 가지는 물질로 선정한다.

① 머무름 시간이 분석대상물질과 너무 멀리 떨어져 있지 않아야 한다.

② 피크가 용매나 분석대상물질의 피크와 중첩되지 않아야 한다.

③ 내부표준물질의 양이 분석대상 물질의 양보다 너무 많거나 적지 않아야 한다.

④ 사용하는 분석기기의 검출기에서 반응이 양호해야 한다.

(나) 내부표준물질은 표준용액 등으로 사용하기 전에 탈착액에 일정량을 넣는다.

(다) 보정방법

① 검량선 작성 시 각 표준용액을 분석한 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크

로마토그램 면적으로 나눈 면적비로 회귀식을 구한다.

② 분석시료의 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나누어

면적비를 구한다.

③ ②에서 구한 면적비를 ①에서 구한 회귀식에 대입하여 농도를 구한다.

(4) 탈착효율 검정을 위한 시료제조 및 탈착효율 계산방법

탈착효율은 흡착관을 이용하여 채취한 유기용제 등의 분석값을 보정하는 실험이며, 흡

착관의 오염, 시약의 오염, 분석대상 물질이 탈착액에 실제로 탈착되는 양을 파악하

여 보정하기 위하여 시행한다. 시료 배치당 최소한 한 번씩은 행해야 한다.

(가) 탈착효율 실험을 위한 주입량을 결정한다. 작업장의 농도를 포함하도록 예상되는

농도(ppm)와 공기채취량(L)에 따라 주입량을 계산한다. 만일 작업장의 예상 농도

를 모를 경우 주입량은 노출기준과 공기채취량 10 L(또는 20 L)를 기준으로 계산

한다. 계산된 주입량에 5개 농도 수준(0.5 ～ 2배)의 양을 반복적으로 3개(3수준

x 3반복 = 9개)와 공시료 3개를 준비한다.

(나) 탈착효율 실험용 흡착관의 뒤 층을 제거한다.

(다) 분석대상물질의 원액 또는 희석액 일정량을 마이크로실린지를 이용하여 흡착관의

앞 층에 주입한다.

(라) 흡착관을 마개로 즉시 막고 하루 동안 방치한다.

(마) 흡착관의 앞 층을 바이엘에 넣고 탈착액을 넣어 탈착한다.

A - 163 - 2018

(바) 탈착된 시료를 분석하여 검출량을 산출한다.

(사) 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다.

탈착효율 = 검출량 / 주입량

(아) 탈착효율은 최소한 0.75 이상이 되어야 하나 0.90 이상이면 좋다. 탈착효율에 대

한 평가는 분석자가 해야 한다. 즉 12개의 탈착효율 실험결과를 근거로 판단해야

할 사항은 탈착효율간의 일정성이다. 만일 탈착효율간의 차이가 크고 변이가 심

하여 일정성이 없으면 정확한 보정이 될 수가 없다. 따라서 그 원인을 찾아 교정

하고 다시 실험을 실시해야 한다.

# 2-클로로-1,3-부타디엔

# (2-Chloro-1,3-butadiene)

분자식: C4H5Cl

구조식: CH2CClCHCH

2 분자량: 88.54

CAS No.: 126-99-8

녹는점: -130℃ 미만

끓는점: 59.4℃

비 중: 0.958

용해도: 약간 녹음

- - 가연성, 폭발성( 4～20%), 무색 액체, 날카롭고 쓴 냄새
특징, 발생원 및 용도:

- - 네오프랜과 폴리염화프랜 라텍스공정에 주로 사용됨.

| 고용노동부 10 | OSHA 25 |
| --- | --- |
| 노출기준 (ppm) | (ppm) |
| ACGIH 1 | NIOSH 1(C) |
| (ppm) | (ppm) |

동의어: 베타-클로로프렌, 클로로프렌, 2-클로로부타디엔, 클로로부타디엔

분석원리 및 적용성: 작업환경 중의 2-클로로-1,3-부타디엔을 고체흡착관으로 채취하여 이황화탄소로

탈착한 후 가스크로마토그래프로 정량한다.

| 시료채취 개요 | 분석 개요 |
| --- | --- |
| § 시료채취매체: 고체흡착관<br>(활성탄관, 100 / 50 ㎎)<br>§ 유량: 0.01～0.2 L/min<br>§ 공기량 -최대: 20 L<br>-최소: 1.5 L at 25 ppm<br>§ 운반: 일반적인 운반<br>§ 시료의 안정성: 25℃에서 8일 이상 안정함<br>§ 공시료: 총 시료수의 10% 이상 또는 시료 세<br>트당2～10개의 현장 공시료 | § 분석기기:<br>가스크로마토그래프/불꽃이온화검출기<br>§ 분석대상물질: 2-클로로-1,3-부타디엔<br>§ 전처리: 1 mL 이황화탄소, 30분<br>§ 기기조건 : 주입구(250℃), 검출기(280℃),<br>컬럼(40～300℃), 주입량(1～2 μL),<br>이동상(질소, 0.5～3 mL/min)<br>§ 컬럼 : 30 m×0.25 mm×0.5 um HP-1 등<br>§ 검량선: 탈착용매에 2-클로로-1,3-부타디엔을<br>희석한 표준용액으로 작성<br>§ 범위: 0.1 ～ 0.6 ㎎/시료<br>§ 탈착율: 자료없음<br>§ 검출한계: 0.03 ㎎/시료<br>§ 정밀도: 0.021 |

I. 시료채취

<table>
<tr><th>1. 시료 채취 시와 동일한 연결상태에서 각 시료채취펌프를 보정한다.방해작용 및 조치</th><th>정확도 및 정밀도</th></tr>
<tr><td>§2. 시료채취 바로 전에 활성탄관의 양 끝을 절단한 후, 유연성 튜브를 이용하여 펌프에 연결한다.다른 유기화합물은 시료채취매체의 흡착능력을<br>3. 0.01～0.2 L/분에서 정확한 유량으로 1.5 ～ 20 L 정도 시료를 채취한다.저해할 수 있음<br>§4. 시료채취가 끝나면 시료채취매체를 플라스틱 마개(고무마개는 피한다)로 밀봉하여 운반한다.수증기는 활성탄관의 흡착능력을 저해할 수</td><td>§ 연구범위(working range) : 44～174 ㎎/㎥<br>(3 L samples)<br>§ 편향(bias): -1.1%</td></tr>
<tr><td>II. 시료 전처리있음</td><td>§ 총 정밀도(overall precision): 0.071</td></tr>
<tr><td></td><td>§ 정확도(accuracy): ±13.9%</td></tr>
<tr><td>5. 활성탄관 앞 층과시약<br>6. 각 바이알에 1 mL의 이황화탄소를 넣고 마개를 닫는다.</td><td>뒤 층을 각각 2 mL 바이알에 넣는다. 이때 유리섬유와 우레탄 폼은 버린다.<br>기구</td></tr>
<tr><td>§7. 가끔씩 흔들어 주면서 30분간 두었다가, 액상만 취하여 새 바이알로 옮긴다.2-클로로-1,3-부타디엔, 시약등급<br>§ ※이황화탄소, 시약등급<br>§ 노말-펜탄, 시약등급상당량이 소실된다.</td><td>§ 시료채취매체: 고체흡착관<br>탈착된 시료에 활성탄이 존재하는 경우 불안정하여, 이 상태에서 몇 시간이 경과하는 경우에는(활성탄관, 100 / 50 ㎎)<br>§ 개인시료채취펌프 : 0.01∼0.2 L/min에서</td></tr>
<tr><td>§ 노말-헥산, 시약등급<br>Ⅲ. 시료분석</td><td>필요한 유량조정이 가능한 펌프와 유연성 튜브</td></tr>
<tr><td>§ 검량선용 저장용액(47.9 ㎎/mL) : 10 mL용량<br>【검량선 작성 및 정도관리】<br>플라스크에 노말-펜탄을 일부 넣고, 피펫을<br>8. 시료농도가 포함될 수 있는 적절한 농도범위에서 표준용액으로 검량선을 작성한다.<br>1) 용량플라스크에 2-클로로-1,3-부타디엔을 적정량 넣고 탈착용매로 눈금까지 채운다.이용하여 정제된 2-클로로-1,3-부타디엔 0.5<br>mL (0.479 g at 20필요한 농도를 만들기 위해서 순차적으로 희석하거나, 용매에 주입한다.℃)를 취한 후, 피펫의 끝을<br>2) 시료 및 공시료와 함께 표준용액을 분석한다.용량플라스크에 담긴 노말-펜탄의 표면<br>3) 검량선을 작성한다.아래까지 넣은 후 용량플라스크에 옮겨준다.<br>9. 다음 과정을 통해 탈착율을 구한다.표시선 까지 노말-펜탄으로 채운다. -15℃에서<br>하룻동안 안정함.<br>§ 내부표준물질(예, 헥실벤젠), 필요시 사용개를 준비한다.<br>2) 탈착율 분석용 흡착관의 뒤 층을 제거한다.<br>§ 질소, 가스크로마토그래프용<br>3) 탈착율용 원액을 미량주사기를 이용하여 흡착관 앞 층에 주입한다.<br>§ 4) 흡착관을 마개로 막고 하룻밤 동안(overnight) 상온에 둔다.수소, 가스크로마토그래프용<br>§ 5) 탈착율 분석용 흡착관을 탈착시켜 검량선 표준용액과 같이 분석한다.공기, 가스크로마토그래프용</td><td>§ 가스크로마토그래프, 불꽃이온화검출기, 컬럼<br>§ 바이알 : 2 mL<br>§ 마이크로시린지 : 10 μL 및 희석에 필요한 용량<br>§ 용량플라스크 : 필요용량<br>§ 피펫 : 필요용량<br>1) 각 시료군 배치 당 최소한 한번 씩은 행하여야 하며 3개 농도 수준에서 각각 3개씩과 공시료 3</td></tr>
<tr><td colspan="2">§ 6) 다음의 식으로 탈착율을 구한다.특별 안전보건 예방조치: 활성탄관을 깨는 경우 보안경을 착용하는 등 눈을 보호하여야 하며, 시료<br>채취펌프는 작업 수행에 방해되지 않도록 설치하고, 활성탄관은 시료채취홀더에 장착하여 근로자에탈착율 = 검출량 / 주입량<br>10. 검량선과 탈착율이 적정한지를 확인하기 위하여 필요한 경우, 3개의 정도관리용 주입시료와 3개게 날카로운 유리단면이 노출되지 않도록 한다.<br>의 분석자 주입시료를 만들어서 분석한다.<br>이황화탄소는 독성이 있고 가연성이다. 모든 화학물질은 흄후드에서 다루어야 한다. 실험복 및 보호<br>장갑 등 적절한 개인보호구를 사용하여야 한다.<br>【기기분석】<br>11. 가스크로마토그래프 제조회사가 권고하는 대로 기기를 작동시키고, 이 방법에서 제시하는 조건을2-클로로-1,3-부타디엔은 산화제(예, 과산화물)와 접촉할 경우 중합반응을 일으키며 열을<br>발생시키고 용기를 파열시킬 수 있다. 또한 2-클로로-1,3-부타디엔은 어떤 종류의 플라스틱, 고무참고하여 기기를 설정한다. 자동시료주입기 또는 마이크로실린지 등을 이용하여 정량 주입한다.<br>12. 피크의 면적을 측정한다.및 코팅을 변형시킬 수 있다. 매우 빠르게 자동 산화하여(심지어 0℃ 에서도) 불안정한 과산화물을</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ⅳ. 계산생성하므로 정제 후에는 즉시 -15℃에 보관하여야 한다.</td></tr>
</table>

13. 다음 식에 의하여 해당물질의 농도를 구한다.

 × 
 ×	
C : 분석 물질의 농도 (ppm)
Wf : 시료 앞 층에서 분석 물질의 양 (㎍)
Wb : 시료 뒤 층에서 분석 물질의 양 (㎍)
Bf : 공시료 앞 층에서 분석 물질의 양 (㎍)
Bb : 공시료 뒤 층에서 분석 물질의 양 (㎍)
V : 채취 공기량 (L)
DE : 탈착율
24.45 : 정상상태(25℃, 1 기압)에서 해당기체 1M이 차지하는 부피
MW : 분석물질의 분자량
| ※ 주의 : 만일 뒤 층에서 검출된 양이 앞 층에서 검출된 양의 10%를 초과하면(W | | >Wb | /10), f |
| --- | --- | --- | --- |
| 시료 파과가 일어난 것이므로 이 자료는 사용할 수 없다. | | | |
|Ⅴ.비고||||
| § 이 방법은 NIOSH Manual | of Analytical | Method 1002에 기초하여 작성하였으며, 다른 방법으로 | |
| OSHA Sampling and Analytical Method 112 가 있다. | | | |
| § 건강영향 및 예방조치 : 모든 화학물질의 흡입과 피부접촉을 피해야 하며, 흄후드 안에서 사용하여 | | | |
| 야 한다. 보안경과 실험복을 착용하여야 한다. | | | |
|Ⅵ.참고문헌||||
| 1. 고용노동부 고시 제2018-62호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준, 2018. | | | |
| 2. 고용노동부 고시 제2017-27호, 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시, 2017. | | | |
| 3. American Conference | of Governmental | Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation | of the |
| Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 2018. | | | |
| 4. National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH): NIOSH pocket guide to chemical | | | |
| hazards and other databases. | | | |
| 5. National Institute of Occupational Safety and Health(NIOSH): Method 1002(1994) | | | |
| 6. Occupational Safety and Health Administration(OSHA): Sampling & Analytical Methods 112(1998) | | -10- | |
```
