# 펌프식 시료채취법과 흡착관,열탈착,가스크로마토그래피 분석에 의한 유기화합물질 평가방법에 관한 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: H-74-2015
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015883883/3
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="4"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>H - 74 - 2015</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">펌프식 시료채취법과 흡착관․열탈착․<br>가스크로마토그래피 분석에 의한<br>유기화합물질 평가방법에 관한 기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2015.9<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
ㅇ 작성자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 유기호
ㅇ 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 박승현
ㅇ 제․개정 경과
- 1999년 8월 : 산업위생분야 기준제정위원회 심의
- 1999년 12월 : 총괄제정위원회 심의
- 2009년 6월 : 산업위생분야 기준제정위원회 심의
- 2009년 8월 : 총괄제정위원회 심의
- 2012년 5월 : 총괄제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
- 2015년 4월 : 산업위생분야 기준제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
ㅇ 관련규격 및 자료
- KS : 실내, 대기 및 작업장 공기-흡착튜브/열탈착/모세관 가스크로마토그래피에
의한 휘발성 유기화합물의 샘플링과 분석, KS/ISO 16017-1, 2008
- ISO : Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile
organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/ capillary gas
chromatography - Part 1: Pumped sampling, ISO 16017-1, 2000
- HSE : Volatile organic compounds in air, laboratory method using pumped solid
sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography, MDHS 72, 1992
ㅇ 관련법규․규칙․고시 등
- 산업안전보건법 제23조(보건조치)
- 고용노동부 고시 제2013-39호「작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시」
ㅇ 기술지침의 적용 및 문의
- 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지(www.
kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
- 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있
을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.
공표일자 : 2015년 9월 3일 제정자 : 한국산업안전보건공단 이사장

# 펌프식 시료채취법과 흡착관․열탈착․

# 가스크로마토그래피 분석에 의한

# 유기화합물질 평가방법에 관한 기술지침

1. 목 적

### 이 지침은 고용노동부 고시 제2013-39호「작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에

### 관한 고시」제23조에 따라 작업환경측정을 하여야 할 유기화합물질에 대한 시료채

### 취 및 분석방법을 제시함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

### 이 지침은 작업환경측정 대상 화학물질 중 시료채취 펌프를 이용한 흡착관․열탈착․

### 가스크로마토그래피 방법으로서 시료채취의 공기부피 2.5 ℓ에 대해 각 물질당 약

### 0.2～100 ㎎/㎥ 의 휘발성 유기화합물질을 평가하는 경우에 적용한다.

3. 정의

### 3.1 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

### (1) “흡착관(Sorbent tube)”이란 휘발성 유기화합물질을 흡착할 수 있는 흡착제가 충진

### 되어 있는 관을 말한다.

### (2) “열탈착(Thermal desorption)”이란 흡착관에 포집되어 있는 휘발성 유기화합물질

### 을 고온에서 탈착시켜 불활성 기체를 이용하여 가스크로마토그래프로 전달하는

### 과정을 말한다.

### (3) “파과부피(Breakthrough volume)”란 평가대상 유기화합물질을 흡착할 수 있는

### 흡착관의 최대 부피를 말한다. 다만, 흡착관에 흡착되지 않고 통과되는 부피는

### 전체의 5%를 초과할 수 없다.

### (4) “머무름부피(Retention volume)”란 평가대상 유기화합물질을 탈착하기 위해 필요

### 한 공기 또는 이동 가스(Carrier gas)의 부피를 말한다.

### (5) “안전시료채취 부피(Safe sampling volume)”란 평가대상 유기화합 물질을 손실

### 없이 안전하게 채취 할 수 있는 시료채취 부피를 말한다. 다만, 시료채취 부피는

### 파과부피의 70 % 미만 또는 머무름부피의 50 % 미만으로 설정되어야 한다.

### 3.2 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고

### 는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업보건기준에 관

### 한 규칙」에서 정하는 바에 따른다.

4. 원리

### 시료채취에 적합한 흡착제가 충진되어 있는 흡착관을 통해 시료를 채취하여 열로 탈

### 착한 후, 그 시료를 모세분리관(Capillary column) 및 불꽃이온화검출기 등의 검출기가

### 부착된 가스크로마토그래프(Gas chromatograph)로 분석하면 공기 중 휘발성 유기화

### 합물질의 농도를 정량화(Quantification) 할 수 있다.

5. 시약 및 재료

### 5.1 시약은 분석용(Analytical reagent grade) 유기화합물질을 사용하여야 한다.

### 5.2. 희석용매

### (1) 희석용매는 분석 대상물질이 포함되어 있지 않고 분석 대상물질을 잘 분리할 수

### 있어야 한다.

### (2) 희석용매는 메틸알콜을 사용한다. 다만, 메틸알콜을 사용할 수 없는 경우에는 에

### 틸아세테이트, 싸이클로헥산 등의 용매를 사용할 수 있다.

### 5.3 흡착제

### (1) 흡착제의 입자 크기는 0.18 ～ 0.25 ㎜(60～80 mesh)를 사용한다.

### (2) 흡착제는 흡착관에 충진되기 전에 적어도 최고 권장온도 보다 25 ℃ 낮은 온도에서 24

### 시간 동안 불활성가스를 흘려주면서

### 가열하여 사전안정화(Pre-conditioning)를 시

### 켜야 한다.

### (3) 흡착제의 오염을 방지하기 위하여 가열한 후 식히거나 저장 또는 흡착관에 충진

### 시 깨끗한 장소에서 이루어져야 한다.

### (4) 가능한 한 분석 시 탈착온도는 안정화(Conditioning) 온도 미만에서 이루어져야 한다.

### (5) 흡착제의 선정은 별표 1부터 별표 3까지를 참조한다.

6. 표준시료

### 검량선 작성용 표준시료는 기지농도의 표준공기(Standard atmospheres)에서 흡착관을

### 이용하여 채취하여 제조하여야 한다.

### 6.1 표준공기를 이용한 흡착관 표준시료의 제조

### (1) 펌프를 이용하여 정확히 알려진 공기부피를 통과시켜 표준시료를 제조한다.

### (2) 표준공기 중 시료의 농도는 10 ㎎/㎥이 되도록 한 후 흡착관을 이용하여 100 ㎖,

### 200 ㎖, 400 ㎖, 1 ℓ,2 ℓ 또는 4 ℓ를 채취한다.

### (3) 채취한 공기의 부피는 파과부피를 초과하지 않아야 하며 채취 후 떼어낸 흡착관은

### 밀봉한다.

### (4) 표준시료는 매 사용 시 마다 제조하여 사용하여야 한다.

### 6.2 액체주입에 의한 표준용액 제조

### 6.2.1 각 액체성분이 약 10 ㎎/㎖인 표준용액

### 100 ㎖ 플라스크에 휘발성이 가장 낮은 물질부터 시작하여 약 1 g씩 각각 해당물질의 질

### 량을 정확히 넣고 희석용매로 100 ㎖를 채운 후 마개를 닫은 다음 흔들어 준다.

### 6.2.2 각 액체성분이 약 1 ㎎/㎖인 표준용액

### 100 ㎖ 플라스크에 50 ㎖의 희석용매를 넣고 6.2.1의 용액 10 ㎖를 넣은 다음 희석용

### 매로 100 ㎖를 채운 후 마개를 닫고 흔들어 준다.

### 6.2.3 각 가스성분이 약 1 ㎎/㎖인 표준용액

### (1) 순수가스가 들어있는 가스실린더로부터 작은 플라스틱 백(Bag) 등에 가스를

### 채

### 워 대기 조건하에서 가스를 얻을 수 있다.

### (2) 1 ㎖ 가스용 시린지(Syringe)를 이용하여 순수가스 1 ㎖를 채운 후 시린지 밸브

### 를 잠근다.

### (3) 희석용매 2 ㎖를 2 ㎖ 바이얼(Vial)에 넣고 마개(Septum cap)를 닫는다.

### (4) 바이얼 마개에 시린지 바늘을 꽂은 다음 밸브를 열고 플런져(Plunger)를 이용하

### 여 시린지 안으로 희석용매가 들어오도록 하면 희석용매에 가스가 용해되면서 시린

### 지는 희석용매로 채워진다.

### (5) 시린지 안의 용액을 플라스크에 넣은 다음 시린지를 용액으로 씻는다.

### (6) 표준상태에서 가스법칙을 사용하여 가스의 질량을 산출한다.

### 6.3 검량선 작성용 혼합용액의 안정성

### 표준용액은 주 1회로 제조하여야 한다. 다만, 알콜과 케톤이 응축반응(Condensation

### reactions)을 일으켜 표준용액이 변질되는 경우에는 주 2회 이상 제조하여야 한다.

### 6.4 액체주입방법을 이용한 흡착관 표준시료는 흡착관에 표준용액을 주입하여 다음과

### 같이 제조한다.

### (1) 흡착관을 이동가스가 100 ㎖/min로 흐르는 가스크로마토그래프의 시료 주입부에

### 연결한 후 제조된 표준용액(6.2.1, 6.2.2 또는 6.2.3) 1～5 ㎕를 시료 주입구에 주입

### 한다.

### (2) 5분 후에 흡착관을 떼어내어 밀봉한다.

### (3) 표준시료는 매 사용시마다 제조하여야 한다.

7. 실험기구

### 7.1 흡착관

### (1) 흡착관은 스테인레스 강관으로서, 외경 6.3 ㎜(1/4 inch), 내경 5 ㎜ 및 길이 90 ㎜를

### 사용한다.

### (2) 흡착관의 종류별 안전시료채취부피(Safe sampling volumes)는 별표 4부터 별표 9

### 까지를 적용한다.

### (3) 흡착관은 테프론 밀봉재(Seals)가 부착된 금속마개로 밀봉한다.

### 7.2 시린지는 다음 중 어느 하나를 사용한다.

### (1) 0.1 ㎕까지 읽을 수 있는 10 ㎕ 액체용 시린지

### (2) 0.1 ㎕까지 읽을 수 있는 10 ㎕ 기체용 시린지

### (3) 0.01 ㎖까지 읽을 수 있는 1 ㎖ 기체용 시린지

### 7.3 시료채취용 펌프는 유량조정(5 ㎖/min ～ 500 ㎖/min)이 가능하여야 한다.

### 7.4 튜브의 사용방법

### (1) 펌프, 흡착관 또는 흡착관 홀더를 연결하는 약 90 ㎝ 플라스틱 또는 고무 튜브를

### 사용한다.

### (2) 흡착관과 연결된 튜브를 클립 등을 사용하여 고정한다.

### 7.5 유량계는 비누거품을 이용하는 유량 보정기구 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 유

### 량계를 사용하여야 한다.

### 7.6 가스크로마토그래프

### (1) 불꽃이온화검출기, 광이온화검출기, 질량검출기 또는 다른 검출기가 있는 가스크

### 로마토그래프를 사용한다.

### (2) 0.5 ng의 톨루엔을 주입할 경우에는 신호(Signal)와 노이즈(Noise)의 비가 적어도

### 5:1로 검출되어야 한다.

### 7.7 열탈착장치

### (1) 열탈착장치는 2단계로 열탈착된 후 탈착된 증기가 이동가스와 함께 가스크로마

### 토그래프로 전송되는 장치가 필요하다.

### (2) 열탈착장치는 흡착관에 열을 가하면서 동시에 이동가스가 흐르게 하여 분석물질이

### 탈착되도록 하는 기능이 필요하다.

### (3) 열탈착장치는 탈착온도, 시간 및 가스유량을 조절할 수 있는 기능이 필요하다.

### (4) 열탈착장치는 흡착관을 자동으로 장착하고 누출시험을 할 수 있어야 하고 탈착된

### 시료를 농축시킬 수 있는 냉각트랩이 필요하다.

### (5) 탈착된 시료는 이동 가스와 함께 전송관을 통해 가스크로마토그래프의 분리관으로

### 전송된다.

### 7.8 액체주입에 의한 흡착관 표준시료 제조장치는 가스크로마토그래프의 시료 주입부에

### 흡착관을 연결하여 액체주입에 의해 표준시료를 제조한다.

8. 시료채취 방법

### 8.1 흡착관은 사용하기 전에 다음과 같이 안정화시켜야 한다.

### (1) 이동가스가 최소한 100 ㎖/min로 흐르게 하고 별표 3에서 정하는 탈착온도 이상

### 의 온도에서 10분간 안정화시켜야 한다.

### (2) 안정화된 흡착관은 해당 분석조건에서 공시료 분석을 행하고 그 결과가 적절한

### 지 (간섭물질의 가스크로마토그래프 피크 면적이 방해 분석물질의 전형적인 피크면

### 적의 10 % 미만인지) 확인한다.

### (3) 시료채취를 하지 않거나 안정화된 흡착관은 테플론이 코팅된 금속 마개로 밀봉하여

### 깨끗한 용기에 보관한다.

### 8.2 흡착관과 적절한 유량 보정기구를 연결하여 펌프를 보정(Calibration)한다.

### 8.3 시료채취

### (1) 측정대상 화합물 또는 혼합물의 특성에 적합한 흡착관을 별표 2에 따라 선정한

### 다.

### (2) 한 개 이상의 흡착관이 필요한 경우 흡착관 연결기구를 이용하여 연결하고, 강한

### 흡착제일수록 펌프에 가깝도록 연결한다.

### (3) 개인시료 채취 시에는 호흡기 위치에서 수직으로 부착시키고 지역시료 채취 시

### 에는 작업환경을 평가할 수 있는 위치에 놓는다.

### (4) 총 시료가 각 흡착관 당 1 ㎎를 초과하지 않도록 하여야 한다.

### (5) 파과부피(Breakthrough volume)는 직접 측정 또는 머무름부피(Retention volume)

### 를 이용하여 측정한다.

### (가) 다공성 폴리머(Porous polymers)의 파과부피는 대기 온도가 10

### ℃ 증가할 때마

### 다 약 2배 감소하며, 시료채취 유량이 5 ㎖/min 미만 또는 500 ㎖/min을 초과하는

### 경우에는 감소할 수 있다.

### (나) 카본분자체(Carbon molecular sieves)의 파과부피는 온도와 유량에는 영향이 적

### 을 수 있다. 다만, 유기용제의 농도 또는 상대습도가 높을 경우에는 파과부피가 감

### 소할 수 있다.

### (다) 안전한 시료채취는 시료채취부피를 파과부피의 70 % 미만 또는 머무름부피의

### 50 % 미만으로 하여야 한다.

### (6) 펌프를 켜고 시간, 온도, 유량 등의 사항을 기록한다.

### (7) 시료채취가 종료되면 펌프를 끄고 시간, 온도, 유량 등을 기록한다.

### (8) 흡착관에 측정위치 등을 표시하여야 한다. 다만, 흡착관에 표시하는 경우에는 솔

### 벤트가 함유된 접착제, 페인트 등을 사용할 수 없다.

### (9) 채취한 시료는 8시간 이내에 분석을 하여야 한다. 다만, 8시간이내에 분석할 수

### 없는 경우에는 깨끗하고 밀봉이 잘되는 금속 또는 유리용기에 보관한다.

### (10) 공시료는 현장시료와 동일하게 취급 및 분석한다.

9. 분석순서

### 9.1 탈착 및 분석

### (1) 흡착관은 열탈착 장치에 장착한다.

### (2) 흡착제나 가스 정지상(Gas chromatographic stationary phase)의 열적 산화로 인한

### 불순물(Chromatographic artefacts) 발생을 예방하기 위하여 흡착관으로부터 공

### 기를 퍼지(Purge) 한다.

### (3) 흡착관의 말단표시(Marked end of the tube) 부분이 가스크로마토그래프의 분리관

### 입구 쪽에 더 가깝도록 장착하고, 이동가스를 가스크로마토그래프에 흐르게 하여

### 가열된 흡착관에서 유기화합물질을 탈착시킨다.

### (4) 흡착관을 통과하는 가스 유량은 30～50 ㎖/min이 되도록 한다.

### (5) 탈착된 시료의 가스부피는 수 ㎖정도의 소량이므로 가스크로마토그래프 분리관에

### 전송되기 이전에 사전농축을 하여야 한다.

### (6) 농축방법은 가늘고 냉각된 2차 흡착트랩(Secondary sorbent trap)을 사용하여 저

### 유량(5 ㎖/min 미만)으로 빠르게 탈착시켜 피크 폭이 넓어지는 것을 최소화시키는

### 방법을 사용한다.

### (7) 분석을 위한 탈착 조건은 다음과 같다.

<table>
<tr><th>① 탈착 온도</th><th>: 250 ～ 325 ℃</th></tr>
<tr><td>② 탈착 시간</td><td>: 5 ～ 15 min</td></tr>
<tr><td>③ 탈착 유량</td><td>: 30 ～ 50 ㎖/min ④ 냉각트랩 저온조건 : 20 ～ -180 ℃ (냉각트랩에 따라 다름)</td></tr>
<tr><td>⑤ 냉각트랩 고온조건 :</td><td>250 ～ 350 ℃</td></tr>
<tr><td>⑥ 냉각트랩 흡착제</td><td>: 40 ～ 100 ㎎(일반적으로 흡착관의 흡착제와 동일)</td></tr>
<tr><td>⑦ 이동가스</td><td>: 헬륨</td></tr>
<tr><td>⑧ 분리비</td><td>: 흡착관과 2차트랩 사이 또는 2차트랩과 분리관(분석컬럼) 사이의 분리비(Split ratio)는 예상되는 공기중 농도에 따</td></tr>
<tr><td colspan="2">라 선택(장비 제조회사의 메뉴얼 참조)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(8) 탈착온도는 별표 4부터 별표 9까지를 참조한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">(9) 특정 흡착제에 대한 탈착온도는 별표 2 및 별표 3을 참조한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">(10) 일반적으로 분리비는 100:1 ～1000:1를 사용한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">9.2 검량선 작성</td></tr>
<tr><td colspan="2">-8-</td></tr>
</table>

### 9.3 시료의 질량 산출은 9.1에서 제시된 방법으로 시료와 공시료를 분석하여 검량선으

### 로부터 분석물질의 질량을 산출한다.

### 9.4 탈착효율 산출

### (1) 탈착효율은 흡착관 표준시료의 분석결과(Chromatographic response)를 표준용액

### 또는 표준공기를 직접 가스크로마토그래프에 주입하여 얻어진 분석결과와 비교하여

### 산정하여야 한다.

### (2) 탈착효율은 흡착관 표준시료의 분석결과를 표준용액 또는 표준공기를 가스크로

### 마토그래프에 직접 주입한 분석결과로 나눈 값이며, 탈착효율이 95 %미만인 경우

### 에는 탈착조건을 변경하여야 한다.

### (3) 열탈착장치에 직접 액체주입장치가 없는 경우의 탈착효율은 다음과 같이 분석

### 대상물질의 검량선과 노말헥산의 검량선을 비교하여야 한다.

### (가) 노말헥산의 검량선 기울기에 대한 해당물질의 검량선 기울기의 비율은 해당물

### 질에 대한 상대반응계수(Relative response factor)와 같아야 한다.

### (나) 다른 물질에 대한 반응계수는 유효탄소수로부터 근사적으로 산출할 수 있다. 다

### 만, 검량선 기울기의 비율이 상대반응계수와 10 %이내에서 일치하지 않을 경우

### 에는 탈착 조건을 변경하여야 한다.

10. 분석대상물질의 농도 계산

### 시료채취 공기중 분석대상물질의 농도는 다음의 식으로 계산한다.

### Mf- Mb

### Cm =

### × 1000

### V

### Cm : 시료채취 공기중 분석대상물질의 농도(㎎/㎥)

### Mf : 시료 중의 분석대상물질의 검출량(㎎)

### Mb : 공시료 중의 분석대상물질의 검출량(㎎)

### V : 시료채취 공기의 부피(ℓ)

11. 방해물질

### 가스크로마토그래프로 분석하는 동안 분석대상물질의 머무름시간(Retetion time)과

### 동일 또는 유사한 유기물질은 방해작용을 할 수 있으므로 다음과 같이 조치하여야

### 한다.

### (1) 방해작용은 적절한 가스크로마토그래프의 분리관 및 분석조건 그리고 분석전에

### 흡착관 및 분석시스템의 엄격한 안정화를 통해 최소화하여야 한다.

### (2) 다공성폴리머(Porous polymers) 또는 소수성흡착제(Carbopack/Carbotrap)는 상

### 대습도 95 %에서도 사용이 가능하나, 순수 활성탄 또는 카본분자체와 같은 흡착

### 제는 상대습도가 65 %를 초과하는 장소에서 사용할 수 없다.

### (3) 수분이 있는 상태에서 오존과 질소산화물은 Tenax TA 흡착관에 손상을 주며,

### 벤즈알데히드(Benzaldehyde)와 아세토페논(Acetophenone)등이 생성될 수 있다.

### (4) 오존과 질소산화물은 측정되는 성분과 반응할 수 있으므로 많은 양이 존재하는

### 경우에는 시료채취의 부피 감소 또는 Carbopack 흡착관을 사용한다.

12. 흡착관의 보관

### (1) Chromosorb 106과 Carboxen 569의 흡착관의 보관은 별표 10을 참조한다.

### (2) Tenax TA의 흡착관의 보관은 별표 11을 참조한다.

### (3) 시료를 채취한 흡착관은 4 ℃ 의 온도로 보관하여 30일 이내에 분석하여야 한

### 다. 다만, 대기온도가 40 ℃ 를 초과하는 경우에는 냉장상태로 운반한다.

13. 정도관리

### (1) Chromosorb 106과 Carbograph TD-1에 대한 유기화합물질의 공시료 수준은 별

### 표12를 참조한다. 다만, 공시료 불순물의 피이크가 분석대상물질 면적의 10 % 미

### 만인 경우에 사용할 수 있다.

### (2) 흡착관의 종류별 안전시료 채취부피는 검증하여 관리하여야 한다.

### (3) 흡착관을 주기적으로 검증한 결과 성능이 낮은 경우에는 흡착관을 교환 또는 흡

### 착제를 재충진하여야 한다.

### [별표 1]

### 흡착제의 종류 및 성분

| 흡착관의 종류 | 흡착제의 성분 |
| --- | --- |
| Carbotrap<br>Carbopack<br>Carbograph TD-1<br>Carbosieve S-lll<br>Carboxen 569<br>Carboxen 1000<br>Chromosorb 102<br>Chromosorb 106<br>Porapak N<br>Porapak Q<br>Spherocarb<br>Tenax TA<br>Tenax GR | 흑연화 탄소<br>흑연화 탄소<br>흑연화 탄소탄소분자체탄소분자체탄소분자체<br>스티렌/디비닐벤젠폴리스티렌비닐피롤리딘<br>에틸비닐벤젠/디비닐벤젠탄소분자체<br>폴리디페닐옥사이드<br>흑연화 폴리디페닐옥사이드 |

### Carbotrap, Carbopack, Carbograph TD-1, Carbosieve S-lll, Caboxen: 미국 Supelco

### 회사의 고유상표임

### Chromosorb: 미국 Manville 회사의 고유상표임

### Porapak: 미국 Waters Associates 회사의 고유상표임

### Spherocarb: 미국 Analabs 회사의 고유상표임

### Tenax: 미국 Enka 연구소의 고유상표임

### [별표 2]

### 흡착제 선정 가이드

| 흡착제의 종류 | 분석물질 휘발성범위 | 최고온도<br>(℃) | 비표면적<br>(㎡/g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carbotrap C<br>Carbopack C | 탄소수 : C8～C20 | >400 | 12 |
| Tenax TA | 끓는점 : 100 ℃～400 ℃<br>탄소수 : C6～C26 | 350 | 35 |
| Tenax GR | 끓는점 : 100 ℃～450 ℃<br>탄소수 : C7～C30 | 350 | 35 |
| Carbotrap<br>Carbopack B<br>Carbograph TD-1 | 탄소수 : (C4) C5～C14 | >400 | 100 |
| Chromosorb 102 | 끓는점 : 50 ℃～200 ℃ | 250 | 350 |
| Chromosorb 106 | 끓는점 : 50 ℃～200 ℃ | 250 | 750 |
| Porapak Q | 끓는점 : 50 ℃～200 ℃<br>탄소수 : C5～C12 | 250 | 550 |
| Porapak N | 끓는점 : 50 ℃～150 ℃<br>탄소수 : C5～C8 | 180 | 300 |
| Spherocarb | 끓는점: -30 ℃～150 ℃<br>탄소수 : C3～C8 | >400 | 1200 |
| Carbosieve Slll<br>Carboxen 1000 | 끓는점 : -60 ℃～80 ℃ | 400 | 800 |
| Molecular Sieve | 끓는점 : -60 ℃～80 ℃ | 350 | - |

### [별표 3]

### 흡착제 사용 가이드

<table>
<tr><th rowspan="2">흡착관의 종류</th><th rowspan="2">최고온도<br>(℃)</th><th colspan="2">안정화</th><th colspan="2">탈착</th></tr>
<tr><td>온도(℃)</td><td>가스 유량<br>(㎖/min)</td><td>온도<br>(℃)</td><td>가스 유량<br>(㎖/min)</td></tr>
<tr><td>Carbotrap C<br>Carbopack C</td><td>>400</td><td>350</td><td>100</td><td>325</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Tenax TA</td><td>350</td><td>330</td><td>100</td><td>300</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Tenax GR</td><td>350</td><td>330</td><td>100</td><td>300</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Carbotrap<br>Carbopack B<br>Crbograph TD-1</td><td>>400</td><td>350</td><td>100</td><td>325</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Chromosorb 102</td><td>250</td><td>250</td><td>100</td><td>225</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Chromosorb 106</td><td>250</td><td>250</td><td>100</td><td>250</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Porapak Q</td><td>250</td><td>250</td><td>100</td><td>225</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Porapak N</td><td>180</td><td>180</td><td>100</td><td>180</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Spherocarb</td><td>>400</td><td>400</td><td>100</td><td>390</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Carbon Molecular Sieve<br>(Carbosieve S-Ⅲ or<br>Carboxen 1000)</td><td>400</td><td>350</td><td>100</td><td>325</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Molecular Sieve</td><td>350</td><td>330</td><td>100</td><td>300</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Tenax / Carbopack B<br>혼합형</td><td>350</td><td>330</td><td>100</td><td>300</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Carbopack B / Carbon<br>Molecular Sieve 혼합형</td><td>400</td><td>350</td><td>100</td><td>325</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Carboxen 1000 series<br>혼합형</td><td>400</td><td>350</td><td>100</td><td>325</td><td>30</td></tr>
</table>

### [별표 4]

### 300mg Chromosorb 106 흡착관에 채취된 유기증기에 대한

### 외삽법적 머무름부피 및 안전시료 채취부피 (20℃)

| 유기 화합물 | 끓는점<br>(℃) | 증기압<br>(k㎩)<br>(25 ℃) | 머무름부피<br>(ℓ) | 안전시료채취부피<br>(SSV)<br>(ℓ) | 안전시료<br>채취부피/<br>질량<br>(ℓ/g) | 탈착온도<br>(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로판 * | 42 | - | 0.17 | 0.09 | 0.29 |  |
| 펜탄 | 35 | 56 | 23 | 12 | 39 | 130 |
| 헥산 | 69 | 16 | 74 | 37 | 125 | 160 |
| 헵탄 | 98 | 4.7 | 330 | 160 | 530 | 180 |
| 옥탄 | 125 | 1.4 | 2100 | 1000 | 3300 | 2000 |
| 노난 | 151 | - | 14k | 7k | 2.3×10⁴ | 220 |
| 데칸 | 174 | - | 6.2×10⁴ | 3.1×10⁴ | 5<br>1.0×10 | 250 |
| 벤젠 | 80 | 10.1 | 57 | 28 | 95 | 160 |
| 톨루엔 | 111 | 2.9 | 160 | 80 | 270 | 200 |
| 크실렌 | 138-144 | 0.67-0.87 | 1600 | 770 | 2600 | 250 |
| 에틸벤젠 | 136 | 0.93 | 730 | 360 | 1200 | 250 |
| 트리에틸벤젠 | 165-176 | - | 5600 | 2800 | 9300 | 250 |
| 알파피넨(α-Pinene) | 53 | 0.51 | 6600 | 3300 | 1.1×10⁴ | 200 |
| 디클로로메탄 | 40 | 47 | 6.9 | 3.5 | 12 | 130 |
| 사염화탄소 | 76 | 12 | 44 | 22 | 73 | 160 |
| 1,2-디클로로메탄 | 84 | 8.4 | 34 | 17 | 67 | 150 |
| 트리클로로에틸렌 |  | 2.7 | 80 | 40 | 140 | 170 |
| 1,1,1-트리클로로에틸렌 | 74 | 13.3 | 43 | 22 | 71 | 140 |
| 초산메틸 | 58 | 22.8 | 14 | 7.0 | 23 | 125 |
| 초산에틸 | 71 | 9.7 | 39 | 20 | 267 | 150 |
| 초산프로필 | 102 | 3.3 | 300 | 150 | 500 | 170 |
| 초산이소프로필 | 90 | 6.3 | 150 | 75 | 7250 | 165 |
| 초산부틸 | 126 | 1.0 | 1500 | 730 | 2400 | 95 |
| 초산이소부틸 | 115 | 1.9 | 880 | 440 | 1500 | 90 |
| 초산삼부틸 | 98 | - | 330 | 160 | 530 | 185 |
| 메톡시에탄올 | 125 | 0.8 | 45 | 23 | 75 | 140 |
| 에톡시에탄올 | 136 | 0.51 | 150 | 75 | 200 | 250 |
| 메톡시에틸아세테이트 | 145 | 0.27 | 1700 | 860 | 2900 | 250 |
| 에톡시에틸아세테이트 | 156 | 0.16 | 8100 | 400 | 1.3×10⁴ | 250 |
| 아세톤 | 56 | 24.6 | 2.9 | 1.5 | 5 | 120 |

### [별표 4] : 계속

| 유기 화합물 | 끓는점<br>(℃) | 증기압<br>(k㎩)<br>(25 ℃) | 머무름부피<br>(ℓ) | 안전시료채취부피<br>(SSV)<br>(ℓ) | 안전시료채<br>취부피/질량<br>(ℓ/g) | 탈착온도<br>(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 메틸에틸케톤 | 80 | 10.3 | 21 | 11 | 35 | 145 |
| 메틸이소부틸케톤 | 118 | 0.8 | 490 | 250 | 830 | 190 |
| 메탄올 * | 65 | 12.3 | 0.78 | 0.39 | 1.3 |  |
| 에탄올 | 78 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 5.3 | 120 |
| 노말 프로판올 | 97 | 1.9 | 17 | 8 | 27 | 125 |
| 이소프로필 알콜 | 82 | 4.3 | 88 | 44 | 15 | 120 |
| 노말부탄올 | 118 | 0.67 | 140 | 68 | 230 | 170 |
| 이소부탄올 | 108 | 1.6 | 60 | 30 | 100 | 150 |
| 에틸렌옥사이드 | 11 | 147 | 0.84 | 0.42 | 1.4 | 100 |
| 프로필렌옥사이드 * | 34 | 59 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 120 |
| 헥사날 | 131 | - | 1680 | 840 | 2800 | 220 |

### * : 안전시료채취부피가 1 ℓ 이하일 경우 Carboxen 569가 더 적합함.

### [별표 5]

### 500mg Carboxen 569 흡착관에 채취된 유기증기에 대한

### 외삽법적 머무름부피 및 안전시료 채취부피 (20℃)

| 유기 화합물 | 끓는점<br>(℃) | 증기압<br>(k㎩)<br>(25 ℃) | 머무름부피<br>(ℓ) | 안전시료채취부피<br>(SSV)<br>(ℓ) | 안전시료<br>채취부피/<br>질량<br>(ℓ/g) | 탈착온도<br>(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로판 | 42 | - | 7.2 | 3.6 | 7.2 | 200 |
|메탄올|65|12.3|4|2|4|200|
| 에틸렌옥사이드 | 11 | 147 | 140 | 70 | 140 | 250 |

### [별표 6]

### 200mg Tenax TA 흡착관에 채취된 유기증기에 대한

### 외삽법적 머무름부피 및 안전시료 채취부피 (20℃)

| 유기 화합물 | 끓는점<br>(℃) | 증기압<br>(k㎩)<br>(25 ℃) | 머무름 부피<br>(ℓ) | 안전시료채취부피<br>(SSV)<br>(ℓ) | 안전시료<br>채취부피/<br>질량<br>(ℓ/g) | 탈착온도<br>(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 헥산 | 69 | 16 | 6.4 | 3.2 | 16 | 110 |
| 헥탄 | 98 | 4.7 | 34 | 17 | 85 | 130 |
| 옥탄 | 125 | 1.4 | 160 | 80 | 390 | 140 |
| 노난 | 151 | - | 1400 | 700 | 3500 | 150 |
| 데칸 | 174 | - | 4200 | 2100 | 1.0×10⁴ | 160 |
| 운데칸 | 196 | - | 2.5×10⁴ | 1.2c10⁴ | 6.0×10⁴ | 170 |
| 도데칸 | 216 | - | 5<br>1.26×10 | 6.3×10⁴ | 5<br>3.0×10 | 180 |
| 벤젠 | 80 | 10.1 | 13 | 6.2 | 31 | 120 |
| 톨루엔 | 111 | 2.9 | 76 | 38 | 90 | 140 |
| 크실렌 | 138-144 | 0.67-0.87 | 600 | 300 | 1500 | 140 |
| 에틸벤젠 | 136 | 0.510.93 | 360 | 180 | 900 | 145 |
| 프로필벤젠 | 159 | - | 1700 | 850 | 4000 | 160 |
| 이소프로필벤젠 | 152 | - | 960 | 480 | 2400 | 160 |
| 에틸톨루엔 | 162 | - | 2000 | 1000 | 5000 | 160 |
| 트리메틸톨루엔 | 165-176 | - | 3600 | 1800 | 8900 | 170 |
| 스티렌 | 145 | 0.88 | 600 | 300 | 1500 | 160 |
| 메틸스티렌 | 167 | - | 2400 | 1200 | 6000 | 170 |

### [별표 6 ] : 계속

| 유기 화합물 | 끓는점<br>(℃) | 증기압<br>(k㎩)<br>(25 ℃) | 머무름 부피<br>(ℓ) | 안전시료채취부피<br>(SSV)<br>(ℓ) | 안전시료<br>채취부피/<br>질량<br>(ℓ/g) | 탈착온도<br>(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사염화탄소 | 76 | 12 | 12 | 6.2 | 31 | 120 |
| 1,2-디클로로에탄 | 84 | 8.4 | 11 | 5.4 | 27 | 120 |
| 1,1,1-트리클로로에탄 | 74 | 2.7 | Tenax에대한자료없음 |  |  |  |
| 1,1,2-트리클로로에틸렌 | 114 | - | 68 | 34 | 170 | 120 |
| 1,1,1,2<br>-테트라클로로에탄 | 130 | - | 160 | 78 | 390 | 150 |
| 1,1,2,2<br>-테트라클로로에탄 | 146 | 0.67 | 340 | 170 | 850 | 150 |
| 트리클로로에틸렌 | 87 | 2.7 | 11.2 | 5.6 | 28 | 120 |
| 테트라클로로에틸렌 | 121 | 1.87 | 96 | 48 | 240 | 150 |
| 클로로벤젠 | 131 | 1.2 | 52 | 26 | 130 | 140 |
| 초산에틸 | 71 | 9.7 | 7.2 | 3.6 | 18 | 120 |
| 초산프로필 | 102 | 3.3 | 36 | 18 | 92 | 140 |
| 초산이소프로필 | 90 | 6.3 | 12 | 6 | 31 | 120 |
| 초산부틸 | 126 | 1.0 | 170 | 85 | 420 | 150 |
| 초산이소부틸 | 115 | 1.9 | 265 | 130 | 650 | 130 |
| 초산부틸(t-BUTYL<br>ACETATE) | 98 | - | Tenax에<br>대한 자료없음 |  |  |  |
| 메틸아크릴레이트 | 81 | - | 13 | 6.5 | 32 | 120 |
| 에틸아크릴레이트 | 100 | 3. | 48 | 24 | 120 | 120 |
| 메틸메스아크릴레이트<br>(METHYL METH<br>ACRYLATE) | 100 | 3. | 55 | 27 | 130 | 120 |
| 메톡시에탄올 | 125 | 0.8 | 6 | 3 | 15 | 120 |
| 에톡시에탄올 | 136 | 0.1 | 10 | 5 | 25 | 130 |
| 부톡시에탄올 | 170 | 0. | 70 | 35 | 170 | 140 |
| 메톡시프로판올 | 118 | - | 27 | 13 | 65 | 115 |
| 메톡시에에틸아세테이<br>트145 | 0.7 | 16 | 8 | 40 | 120 |  |
| 에톡시에틸아세테이트 | 156 | 0.6 | 30 | 15 | 75 | 140 |
| 부톡시에틸아세테이트 | 192 | 0.4 | 300 | 150 | 750 | 160 |

### [별표 6 ] : 계속

| 유기 화합물 | 끓는점<br>(℃) | 증기압<br>(k㎩)<br>(25 ℃) | 머무름 부피<br>(ℓ) | 안전시료채취부피<br>(SSV)<br>(ℓ) | 안전시료채취<br>부피/질량<br>(ℓ/g) | 탈착온도<br>(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 메틸에틸케톤 | 80 | 10. | 6. | 3. | 16 | 120 |
| 메틸이소부틸케톤 | 118 | 0. | 52 | 26 | 130 | 140 |
| 시클로헥사논 | 155 | 0.5 | 340 | 170 | 850 | 150 |
| 3,5,5-트리메틸-<br>시클로-2-헥사논<br>214 | 0.5 | 11000 | 5600 | 28000 | 90 |  |
| 퓨퓨럴<br>(FURFURAL) | 162 | 0.5 | 600 | 300 | 1500 | 200 |
| 노말부탄올 | 118 | 0.7 | 10 | 5 | 25 | 120 |
| 이소부탄올 | 108 | 1. | 5. | 2. | 14 | 120 |
| 삼부탄올<br>(t-BUTANOL) | 83 | 1.7 | Tenax에<br>대한 자료없음 |  |  |  |
| 옥탄올 | 180 | - | 2800 | 1400 | 7000 | 160 |
| 페놀 | 182 | 0.03 | 480 | 240 | 1200 | 190 |
| 무수 말레산<br>(MALEIC<br>ANHYDRIDE) | 202 | 6.E-6 | 180 | 88 | 440 | 180 |
| 피리딘 | 116 | 16 | 8 | 40 | 150 |  |
| 아닐린 | 184 | 0.9 | 440 | 220 | 1100 | 190 |
| 니트로벤젠 | 211 | 0.2 | 28000 | 14000 | 70000 | 200 |

### [별표 7]

### 500mg Porapak N 흡착관에 채취된 유기증기에 대한

### 외삽법적 머무름부피 및 안전시료 채취부피 (20℃)

| 유기 화합물 | 끓는점<br>(℃) | 증기압<br>(k㎩)<br>(25 ℃) | 머무름 부피<br>(ℓ) | 안전시료채취부피<br>(SSV)<br>(ℓ) | 안전시료채취<br>부피/질량<br>(ℓ/g) | 탈착온도<br>(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 펜탄 | 35 | 56 | 8.2 | 12 | 8.2 | 180 |
| 헥산 | 69 | 16 | 32 | 16 | 32 | 180 |
| 헵탄 | 98 | 4.7 | 90 | 95 | 90 | 180 |
| 벤젠 | 80 | 10. | 52 | 26 | 52 | 180 |
| 에탄올 | 78 | 5.9 | 7.5 | 3.7 | 7.5 | 120 |
| 노말프로판올 | 97 | 1.9 | 40 | 20 | 40 | 120 |
| 노말부탄올 | 118 | 0.67 | 10 | 5 | 25 | 120 |
| 이소프로판올 | 108 | 1.6 | 5.6 | 2.8 | 14 | 120 |
| 옥탄올 | 180 | - | 2800 | 1400 | 7000 | 160 |
| 페놀 | 182 | 0.03 | 480 | 240 | 1200 | 190 |
| 초산 | 116 | - | 97 | 50 | 97 | 180 |
| 아세토니트릴 | 82 | 9.9 | 7 | 3.5 | 7 | 180 |
| 아크릴로니트릴 | 77 | 13.3 | 16 | 8 | 16 | 180 |
| 프로피오니트릴 | 97 | - | 23 | 11 | 23 | 180 |
| 피리딘 | 116 | - | 390 | 200 | 390 | 180 |
| 메틸에틸케톤 | 80 | 10.3 | 95 | 50 | 95 | 180 |

### [별표 8]

### 300mg Spherocarb 흡착관에 채취된 유기증기에 대한

### 외삽법적 머무름부피 및 안전시료 채취부피 (20℃)

| 유기 화합물 | 끓는점<br>(℃) | 증기압<br>(k㎩)<br>(25 ℃) | 머무름부피<br>(ℓ) | 안전시료채취부피<br>(SSV)<br>(ℓ) | 안전시료채<br>취부피/질량<br>(ℓ/g) | 탈착온도<br>(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부탄 | -0.5 | - | 1600 | 820 | 2700 | 270 |
| 펜탄 | 35 | 56 | 6.3×10⁴ | 3.0×10⁴ | 5<br>1.0×10 | 335 |
| 헥산 | 69 | 16 | 6<br>3.9×10 | 6<br>2.0×10 | 6<br>7.0×10 | 390 |
| 벤젠 | 80 | 10.1 | 6<br>1.0×10 | 5<br>5.0×10 | 6<br>1.7×10 | 375 |
| 이염화메탄 | 40 | 47 | 400 | 200 | 700 | 250 |
| 1,1,1-삼염화메탄 | 74 | 13.3 | 1.8×10⁴ | 9k×10³ | 2.7×10⁴ | 290 |
| 메탄올 | 65 | 12.3 | 1260 | 130 | 430 | 340 |
| 에탄올 | 78 | 5.9 | 6900 | 3500 | 1.2×10³ | 370 |

### [별표 9]

### 300mg 활성탄관에 채취된 유기증기에 대한

### 외삽법적 머무름부피 및 안전시료 채취부피 (20℃)

| 유기 화합물 | 끓는점<br>(℃) | 증기압<br>(k㎩)<br>(25 ℃) | 머무름 부피<br>(ℓ) | 안전시료채취부피<br>(SSV)<br>(ℓ) | 안전시료채<br>취부피/질량<br>(ℓ/g) | 탈착온도<br>(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로판 | -4.2 | - | 10 | 5 | 15 | 220 |
| 부탄 | -0.5 | - | 900 | 450 | 600 | 270 |
| 펜탄 | 35 | 56 | 2.7×10⁴ | 1.3×10⁴ | 5<br>4.3×10 | 327 |
| 헥산 | 69 | 16 | 6<br>1.5×10 | 6<br>7.5×10 | 6<br>2.5×10 | 388 |
| 벤젠 | 80 | 10.1 | 6<br>3.4×10 | 5<br>1.7×10 | 6<br>5.6×10 | 370 |

### [별표 10]

### Chromosorb 106 과Carboxen 569 에 대한

### 분석정밀도 및 안정성 실험결과(주입양 : 1 ㎍)

<table>
<tr><th rowspan="2">유기 화합물</th><th colspan="2">분석정밀도(CV％)</th><th colspan="2">2주간 저장후 회수율(％)</th></tr>
<tr><td>Chromosorb</td><td>Carboxen</td><td>Chromosorb</td><td>Carboxen</td></tr>
<tr><td>프로판</td><td></td><td>1.8</td><td></td><td>115</td></tr>
<tr><td>펜탄</td><td>1.7</td><td></td><td>112</td><td></td></tr>
<tr><td>헥산</td><td>2.1: 3.6</td><td></td><td>104</td><td></td></tr>
<tr><td>벤젠</td><td>2.9</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>디클로로메탄</td><td>1.9</td><td></td><td>114</td><td></td></tr>
<tr><td>1,1,1-트리클로로에탄</td><td>2.4</td><td></td><td>101</td><td></td></tr>
<tr><td>메탄올</td><td></td><td>1.7</td><td></td><td>64</td></tr>
<tr><td>에탄올</td><td>5.9</td><td></td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>부탄올</td><td>1.3</td><td></td><td>101</td><td></td></tr>
<tr><td>초산메틸</td><td>1.8</td><td></td><td>113</td><td></td></tr>
<tr><td>메톡시에탄올</td><td>5.7</td><td></td><td>121</td><td></td></tr>
<tr><td>메틸에틸케톤</td><td>2.2</td><td></td><td>103</td><td></td></tr>
<tr><td>아세토니트릴</td><td>4.1</td><td></td><td>112</td><td></td></tr>
<tr><td>초산부틸</td><td>3.4</td><td></td><td>104</td><td></td></tr>
<tr><td>알파피넨(α-PINENE)</td><td>4.2: 2.5</td><td></td><td>104</td><td></td></tr>
<tr><td>데칸</td><td>4.2</td><td></td><td>104</td><td></td></tr>
<tr><td>프로필렌옥사이드</td><td>3.6</td><td></td><td>103</td><td></td></tr>
<tr><td>헥사날</td><td>3.5</td><td></td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

### [별표 11]

### Tenax TA 흡착관에 대한 정밀도 및 안정성 실험결과

<table>
<tr><th>유기 화합물</th><th>시료 주입량<br>(㎍)</th><th>주입직후분석정밀도<br>(% CV)</th><th colspan="2">5개월 저장후<br>평균 회수율(%)<br>및 분석<br>정밀도(% CV)</th><th colspan="2">11개월 저장후<br>평균 회수율(%)<br>및 분석<br>정밀도(% CV)</th></tr>
<tr><td>탄화수소류</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>헥산</td><td>7.8</td><td>10.7</td><td>93.6</td><td>17.9</td><td>100.8</td><td>26.1</td></tr>
<tr><td>헵탄</td><td>8.4</td><td>2.4</td><td>99.6</td><td>2.1</td><td>100.0</td><td>1.3</td></tr>
<tr><td>옥탄</td><td>8.6</td><td>2.4</td><td>100.1</td><td>1.8</td><td>100.0</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>노난</td><td>12.0</td><td>0.8</td><td>nd</td><td>nd</td><td>101.0</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td>데칸</td><td>9.2</td><td>2.2</td><td>100.4</td><td>1.5</td><td>100.2</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>운데칸</td><td>9.1</td><td>2.3</td><td>100.7</td><td>1.5</td><td>100.2</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>도데칸</td><td>9.9</td><td>2.8</td><td>101.8</td><td>1.5</td><td>101.5</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td>벤젠</td><td>11.0</td><td>2.5</td><td>98.7</td><td>2.0</td><td>98.6</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>톨루엔</td><td>10.9</td><td>2.6</td><td>(100.0)</td><td>1.8</td><td>(100.0)</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>파라 크실렌</td><td>5.3</td><td>2.5</td><td>99.9</td><td>1.7</td><td>99.8</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>오르토 크실렌</td><td>11.0</td><td>2.4</td><td>100.0</td><td>1.7</td><td>98.8</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>에틸벤젠</td><td>10.0</td><td>0.5</td><td>99.6</td><td>0.4</td><td>97.9</td><td>1.3</td></tr>
<tr><td>프로필벤젠</td><td>10.5</td><td>2.3</td><td>99.7</td><td>1.5</td><td>98.5</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>이소프로필벤젠</td><td>10.9</td><td>2.3</td><td>98.9</td><td>1.8</td><td>97.2</td><td>1.3</td></tr>
<tr><td>메타, 파라 에틸톨루엔</td><td>10.5</td><td>2.3</td><td>98.8</td><td>1.7</td><td>96.9</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>오르토 에틸톨루엔</td><td>5.4</td><td>2.2</td><td>100.1</td><td>1.6</td><td>98.9</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>1,2,4-트리메틸벤젠</td><td>10.8</td><td>2.2</td><td>100.1</td><td>1.3</td><td>99.1</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>1,3,5-트리메틸벤젠</td><td>10.7</td><td>2.2</td><td>100.0</td><td>1.5</td><td>99.1</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>트리메틸벤젠</td><td>10.2</td><td>1.7</td><td>101.6</td><td>0.5</td><td>101.3</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>에스테르류 및글리콜에테르류</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>초산에틸</td><td>10.3</td><td>0.6</td><td>97.6</td><td>1.0</td><td>100.0</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>초산프로필</td><td>10.9</td><td>2.4</td><td>100.5</td><td>1.7</td><td>99.1</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>초산이소프로필</td><td>9.4</td><td>1.0</td><td>97.0</td><td>0.4</td><td>100.0</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td>초산부틸</td><td>10.8</td><td>2.4</td><td>100.3</td><td>1.6</td><td>99.9</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>초산이소부틸</td><td>1.7</td><td>2.3</td><td>100.2</td><td>1.4</td><td>99.8</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>메톡시에탄올</td><td>8.9</td><td>5.4</td><td>87.3</td><td>5.7</td><td>93.1</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td>에톡시에탄올</td><td>10.4</td><td>4.2</td><td>97.6</td><td>2.5</td><td>97.2</td><td>3.3</td></tr>
<tr><td>부톡시에탄올</td><td>10.0</td><td>2.6</td><td>100.6</td><td>4.1</td><td>100.1</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>메톡시프로판올</td><td>10.4</td><td>2.4</td><td>95.3</td><td>3.6</td><td>99.0</td><td>1.2</td></tr>
</table>

### [별표 11]: 계속

<table>
<tr><th>유기 화합물</th><th>시료 주입량<br>(㎍)</th><th>주입직후분석정밀도<br>(% CV)</th><th colspan="2">5개월 저장후<br>평균 회수율(%)<br>및 분석<br>정밀도(% CV)</th><th colspan="2">11개월 저장후<br>평균 회수율(%)<br>및 분석<br>정밀도(% CV)</th></tr>
<tr><td>메톡시에틸아세테이트</td><td>12.5</td><td>2.1</td><td>100.6</td><td>1.4</td><td>98.9</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td>에톡시에틸아세테이트</td><td>11.4</td><td>0.9</td><td>99.8</td><td>2.2</td><td>98.7</td><td>2.6</td></tr>
<tr><td>부톡시에틸아세테이트</td><td>11.5</td><td>2.3</td><td>101.3</td><td>1.3</td><td>99.9</td><td>1.1</td></tr>
<tr><td>알데히드류 및 케톤류</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>메틸에틸케톤</td><td>9.2</td><td>0.9</td><td>97.4</td><td>0.8</td><td>99.1</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>메틸이소부틸케톤</td><td>9.3</td><td>0.6</td><td>100.7</td><td>0.6</td><td>100.7</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>시클로헥사논</td><td>10.9</td><td>0.8</td><td>102.4</td><td>1.2</td><td>100.7</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>2-메틸시클로헥사논</td><td>10.7</td><td>0.7</td><td>101.1</td><td>0.5</td><td>101.1</td><td>1.3</td></tr>
<tr><td>3-메틸시클로헥사논</td><td>10.5</td><td>0.8</td><td>103.6</td><td>1.0</td><td>103.0</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>4-메틸시클로헥사논</td><td>10.6</td><td>0.9</td><td>103.6</td><td>1.4</td><td>102.7</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>3,5,5-트리메틸시클로-2-헥사<br>논 10,6</td><td>10.6</td><td>2.3</td><td>101.4</td><td>0.9</td><td>97.7</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>알콜류</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>부탄올</td><td>9.0</td><td>1.1</td><td>94.8</td><td>3.0</td><td>96.9</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>이소부탄올</td><td>8.9</td><td>1.0</td><td>93.6</td><td>3.5</td><td>96.4</td><td>1.0</td></tr>
</table>

### [별표 12]

### Chromosorb 106과 Carbograph TD-1에 대한 공시료 수준

<table>
<tr><th rowspan="3">사례</th><th rowspan="3"></th><th colspan="6">Chronosorb 106</th><th colspan="6">Carbograph TD-1</th></tr>
<tr><td colspan="2">벤젠</td><td colspan="2">톨루엔</td><td colspan="2">크실렌</td><td colspan="2">벤젠</td><td colspan="2">톨루엔</td><td colspan="2">크실렌</td></tr>
<tr><td>㎍/㎥</td><td>ng</td><td>㎍/㎥</td><td>ng</td><td>㎍/㎥</td><td>ng</td><td>㎍/㎥</td><td>ng</td><td>㎍/㎥</td><td>ng</td><td>㎍/㎥</td><td>ng</td></tr>
<tr><td>1</td><td>평균</td><td>0.39</td><td>7.69</td><td>0.06</td><td>1.39</td><td>0.16</td><td>3.23</td><td>0.27</td><td>7.22</td><td>0.08</td><td>2.04</td><td>0.26</td><td>5.59</td></tr>
<tr><td></td><td>표준편차</td><td>0.12</td><td>1.96</td><td>0.03</td><td>0.55</td><td>0.09</td><td>1.64</td><td>0.11</td><td>2.75</td><td>0.03</td><td>0.78</td><td>0.12</td><td>2.28</td></tr>
<tr><td></td><td>시료수</td><td colspan="12">20 20 20 20 20 20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>평균</td><td>0.58</td><td>10.38</td><td>0.15</td><td>3.26</td><td>0.08</td><td>1.46</td><td>0.28</td><td>6.88</td><td>0.15</td><td>3.34</td><td>0.12</td><td>2.35</td></tr>
<tr><td></td><td>표준편차</td><td>0.13</td><td>2.28</td><td>0.11</td><td>2.55</td><td>0.08</td><td>1.44</td><td>0.13</td><td>2.70</td><td>0.07</td><td>1.3</td><td>0.08</td><td>1.39</td></tr>
<tr><td></td><td>시료수</td><td colspan="12">14 14 14 14 14 14</td></tr>
<tr><td>3</td><td>평균</td><td>0.25</td><td>5.63</td><td>0.09</td><td>2.09</td><td>0.04</td><td>0.96</td><td>0.12</td><td>2.61</td><td>0.2</td><td>4.39</td><td>0.07</td><td>1.63</td></tr>
<tr><td></td><td>표준편차</td><td>0.14</td><td>3.04</td><td>0.11</td><td>2.36</td><td>0.02</td><td>0.51</td><td>0.05</td><td>1.13</td><td>0.28</td><td>6.19</td><td>0.05</td><td>1.17</td></tr>
<tr><td></td><td>시료수</td><td colspan="12">16 16 16 16 16 16</td></tr>
</table>

### 사례 1 : 각각의 탄화수소류를 주입하여 총량이 약 80 ng일 경우 실험결과

### 사례 2, 3 : 각각의 탄화수소류를 주입하여 총량이 약 200 ng일 경우 실험결과
```
