# 트리클로로아세트산에 대한 작업환경측정분석 기술지침

> **출처**: 한국산업안전보건공단 (KOSHA)
> **지침번호**: A-187-2020
> **원본 URL**: https://portal.kosha.or.kr/openapi/v1/file/down/FL00015883142/10
> **License**: 공공누리 출처표시 (변경금지)
> **추출 방식**: PDF → kordoc (라텔웍스 자체 도구, HTML 표 보존)
> **주의**: 이미지·일부 시각적 서식 손실 가능. 정확 원본은 위 URL.

---

```markdown
<table>
<tr><th colspan="5"></th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">KOSHA GUIDE</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">A - 187 - 2020</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">트리클로로아세트산에 대한<br>작업환경측정․분석 기술지침</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2020.10.<br>한국산업안전보건공단</td></tr>
</table>

안전보건기술지침의 개요
○ 작성자 : 산업환경보건연구소, 작업환경측정기관협의회
○ 제·개정 경과
- 2020년 9월 산업위생분야 표준제정위원회 심의(제정)
○ 관련규격 및 자료
- National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of
Analytical methods (NMAM), 5th ed, www.cdc.gov/niosh/nmam
- Occupational Safety and Health Administration (U.S.A), Sampling and
Analytical method, www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html
- Health and Safety Executive (U.K.), Methods for the Determination of
Hazardous Substances (MDHS) guidance, www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH):
Doc㎛entation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure
Indices, 7th Ed, 2019.
○ 관련법규․규칙․고시 등
- 산업안전보건법 시행규칙 제186조 (작업환경측정 대상작업장 등)
- 고용노동부 고시 제2020-44호 (작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시)
- 고용노동부 고시 제2020-48호 (화학물질 및 물리적인자의 노출기준)
○ 기술지침의 적용 및 문의
- 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지(www.
kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
- 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이
있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.
○ 공표일자 : 2020년 10월 08일
○제정자:한국산업안전보건공단이사장

# 트리클로로아세트산에 대한 작업환경측정․분석

# 기술지침

1. 목적
이 지침은 산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업환경측정 대상 작업장 등)의 규정에

따른 작업환경측정 대상 유해인자 중 트리클로로아세트산에 대한 측정 및 분석을 수행

할 때 정확성 및 정밀성을 유지하기 위하여 필요한 제반 사항에 대하여 규정함을 목적

으로 한다.

2. 적용범위
이 지침의 적용대상은 산업안전보건법 시행규칙에서 정한 작업환경측정 대상 유해인

자 중 트리클로로아세트산(Trichloroacetic acid: 76-03-9)의 측정, 분석 및 이와 관련된

사항에 한한다.

3. 용어의 정의
(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

(가) “밀폐”라 함은 취급 또는 보관 상태에서 고형(固形)의 이물(異物)이 들어가지

않도록 한 상태를 말한다.

(나) “밀봉”이라 함은 취급 또는 보관 상태에서 기체 또는 미생물이 침입할 염려가

없는 상태를 말한다.

(다) 중량을 “정확하게 단다.”라 함은 지시된 수치의 중량을 그 자릿수까지 단다는

것을 의미한다.

(라) “약”이란 그 무게 또는 부피에 대하여 ± 10% 이상의 차가 있어서는 안 된다.

(마) 시험조작 중 “즉시”라는 용어는 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 말한다.

(바) “검출한계”라 함은 주어진 분석절차에 따라 합리적인 확실성을 가지고 검출할

수 있는 가장 적은 농도나 양을 의미한다.

(사) “정량한계”라 함은 주어진 신뢰수준에서 정량할 수 있는 분석대상물질의 가장

최소의 양으로, 단지 검출이 아니라 정밀도를 가지고 정량할 수 있는 가장 낮은

농도를 말한다. 일반적으로 검출한계의 3배 수준을 의미한다.

(아) “탈착효율”이라 함은 채취한 유기화합물 등의 분석 값을 보정하는데 필요한 것

으로, 시료채취 매체와 동일한 재질의 매체에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현

된 것을 말한다.

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 기준에서 특별히 규정하는 경우

를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 시행규칙, 산업안전보건기준에 관

한 규칙 및 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-44

호)에서 정하는 바에 따른다.

4. 일반사항
(1) 이 시험법에 필요한 어원, 분자식 및 화학명 등은 특별한 언급이 없는 한 (

) 내

에 기재한다.

(2) 원자량은 국제순수 및 응용화학협회(IUPAC)에서 제정한 원자량 표에 따른다. 분자

량은 소수점 이하 제 2단위까지 하고 제 3단위에서 반올림한다.

(3) 이 시험법에 규정한 방법이 분석화학적으로 반드시 최고의 정밀도와 정확도를 갖

는다고는 할 수 없으며 이 시험방법 이외의 방법이라도 동등 이상의 정확도와 정

밀도가 있다고 인정될 때에는 그 방법을 사용할 수 있다.

(4) 이 시험방법에 표시한 사항 중 회수율, 검출한계 등은 각조의 조건으로 시험하였을

때 얻을 수 있는 값을 참고하도록 표시한 것이므로 실제로는 그 값이 분석조건에

따라 달라질 수 있다.

(5) 시료의 시험, 바탕시험 및 표준액에 대한 일련의 동일시험을 행할 때 사용하는 시

약 또는 시액은 동일 롯트(LOT)로 조제된 것을 사용한다.

(6) 이 시험법에 사용하는 유효숫자는 따로 규정이 없는 한 한국산업규격 KS Q 5002

(데이터의 통계적 해석방법)에 따른다.

(7) 이 시험법에 규정하지 않는 사항에 대해서는 일반적인 화학적 상식에 따르되 이

에서 시험자가 적당히 변경 조절할 수 있다.

(8) 단위 및 기호 : 길이, 넓이, 부피, 농도, 압력 또는 무게를 나타내는 단위 및 기호는

아래 표에 따른다. 여기에 표시되어 있지 않은 단위는 한국산업규격 KS A ISO

80000-1(양 및 단위-제1부: 일반사항)에 따른다.

| 종류 | 단위 | 기호 | 종류 | 단위 | 기호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 길이 | 미터센티미터밀리미터마이크로미터나노미터 | m<br>cm<br>mm<br>μm<br>nm | 농도 | 몰농도노르말농도<br>밀리그램/리터<br>마이크로그램/밀리리터퍼센트 | M<br>N<br>mg/L<br>μg/mL% |
| 압력 | 기압수은주밀리미터수주밀리미터 | atm<br>mmHg<br>mmH2O | 부피 | 세제곱미터세제곱센티미터세제곱밀리미터 | 3<br>m<br>3<br>cm<br>3<br>mm |
| 넓이 | 제곱미터제곱센티미터제곱밀리미터 | 2<br>m<br>2<br>cm<br>2<br>mm | 무게 | 킬로그램그램밀리그램마이크로그램 | kg<br>g<br>mg<br>μg |
| 용량 | 리터밀리리터마이크로리터 | L<br>mL<br>μL |  |  |  |

(9) 온도
| (가) | 온도의 다. 절대온도는 K로 표시하고 절대온도 0 K는 -273 | 표시는 셀시우스(Celsius) 법에 따라 | 아라비아숫자 오른쪽에 ℃ 로 한다. |
| --- | --- | --- | --- |
| (나) 상온은 15～25 | | ℃ , 실온은 1～35 ℃ , 미온은 30～40 | ℃ 로 한다. 냉소는 따로 규정이 |
| | 없는 한 15 | ℃ 이하의 곳을 뜻한다. | |

℃를 붙인

(10) 농도

(가) 액체 단위부피중의 성분질량 또는 기체 단위부피중의 성분질량을 표시할 때에

는 중량/부피(w/v)%의 기호를 사용한다. 액체 단위부피중의 성분용량, 기체 단

위 부피중의 성분용량을 표시할 때에는 부피/부피(v/v)%의 기호를 사용한다.

(나) 공기 중의 농도를 mg/㎥으로 표시했을 때의 ㎥은 정상상태(NTP, Normal

Temperature and Pressure : 25℃, 1기압)의 기체용적을 뜻한다. 따라서 노출기

준과 비교 시는 작업환경 측정 시의 온도와 압력을 실측하여 정상상태의 농도

로 환산하여야 한다.

(11) 시약, 표준물질

(가) 분석에 사용되는 시약은 따로 규정이 없는 한 화학용 시약에 규정된 일급이상

의 것을 사용하여야 한다. 분석에 사용하는 시약은 제조회사에서 표시하는 농도

함량을 따른다.

(나) 광도법, 전기화학적분석법, 크로마토그래피법, 고성능액체크로마토그래피법에 쓰

이는 시약은 특히 순도에 주의해야 하고, 분석에 영향을 미치는 불순물을 함유

할 염려가 있을 때는 미리 검정하여야 한다.

(다) 분석에 사용하는 지시약은 특이한 것을 제외하고는 한국산업규격 KS M 0015

(화학 분석용 지시약 조제방법)에 규정된 지시약을 사용한다.

(라) 시험에 사용하는 표준품은 원칙적으로 특급시약을 사용하며, 표준용액을 조제하

기위한 표준용 시약은 따로 규정이 없는 한 적절히 보관되어 오염 및 변질이

안 된 상태로 보존된 것을 사용한다.

(12) 측정․분석 방법에 사용하는 증류수는 따로 규정이 없는 한 정제증류수 또는 이

온교환수지로 정제한 탈염수(脫鹽水)를 말한다.

(13) 기구

(가) 계량기구 중 측정값을 분석결과의 계산에 사용할 목적으로 사용되는 것은 모두

보정하는 것을 원칙으로 한다.

(나) 중량분석 용 저울은 적어도 10 g(0.01 mg)까지 칭량할 수 있어야 하며, 화학

분석용 저울은 적어도 10 g(0.1 mg)까지 칭량할 수 있어야 하며, 국가검정을

필한 제품 또는 이에 준하는 검정을 필한 제품이어야 한다.

(다) 이 시험법에서 사용하는 모든 유리 기구는 한국산업규격 KS L 2302(이화학용

유리기구의 모양 및 치수)에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 규격에 적합한

것으로 국가에서 지정한 기관에서 검정을 필한 것을 사용하여야 한다.

(라) 여과용 기구 및 기기는 특별한 언급이 없이 “여과한다”라고 하는 것은 한국산업

규격 KS M 7602(거름종이(화학 분석용)) 거름종이 5종 또는 이와 동등한 여과

지를 사용하여 여과함을 말한다.

5. 시료채취 및 분석 시 고려사항
(1) 시료채취 기구 및 측정방법의 선택

시료채취의 목적과 시료채취시간,

방해인자, 예상되는 오염농도 및 실험실에서 보

유하고 있는 분석장비의 능력 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시료채취기구 및

분석방법을 선택한다.

(2) 검량선 작성을 위한 표준용액제조

(가) 대상물질의 특성파악

분석하고자 하는 물질의 표준용액을 만들 원액(시약)의 순도와 특성(분자량, 비

중, 노출기준)을 파악한다.

(나) 채취시료의 예상농도의 0.1∼2배 수준에서 각 분석대상물질의 양을 결정한다.

(다) 표준용액 제조방법의 결정

일반적으로 표준용액 제조 시 표준원액(stock solution)을 단계적으로 희석시키

는 방법(희석식)과 표준원액에서 일정량씩 줄여 가면서 만드는 방법(배치식)이

있다. 희석식은 만들기가 수월한 반면 표준원액이 잘못되면 계통오차를 줄 수

있고 배치식은 여러 검량선 작성용 용액 중 몇 개가 잘못되더라도 이를 보정

할 수가 있으나 만들기가 어려운 단점이 있다.

(라) 표준용액의 제조

충분한 수의 표준용액을 준비한다. 일반적으로 분석하고자 하는 농도를 포함한

최소한 5개 수준의 표준용액을 제조한다.

(마) 검량선의 작성 시 주의점

① 표준원액으로 사용될 원액의 순도, 제조일자, 유효기간 등을 잘 파악해야 한다.

② 표준용액, 탈착효율 등에 사용되는 시약은 같은 롯트(Lot)번호를 가진 것을 사용

하여야 한다.

③ 검량선은 시료 분석조건과 주입방법에 따라 작성하고 검량선이 적정하다고 판정

하면 시료를 분석한다. 검량선은 분석할 시료의 농도를 포함해야 하며 외삽

(extrapolation) 법은 피한다. 검량선의 적정성은 제시된 분석기기의 매뉴얼을 참

조하거나 상관계수가 0.99이상의 것을 사용하도록 한다.

(3) 내부표준물질의 사용방법 및 보정방법

(가) 내부표준물질의 선정 시 다음의 특성을 가지는 물질로 선정한다.

① 머무름 시간이 분석대상물질과 너무 멀리 떨어져 있지 않아야 한다.

② 피크가 용매나 분석대산물질의 피크와 중첩되지 않아야 한다.

④ 사용하는 분석기기의 검출기에서 반응이 양호해야 한다.

(나) 내부표준물질은 표준용액 등으로 사용하기 전에 탈착액에 일정량을 넣는다.

(다) 보정방법

① 검량선 작성 시 각 표준용액을 분석한 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크

로마토그램 면적으로 나눈 면적비로 회귀식을 구한다.

② 분석시료의 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나누어

면적비를 구한다.

③ ②에서 구한 면적비를 ①에서 구한 회귀식에 대비하여 농도를 구한다.

(4) 탈착효율 검정을 위한 시료제조 및 탈착효율 계산방법

탈착효율은 흡착관을 이용하여 채취한 물질의 분석값을 보정하는데 필요한 것으로

채취에 사용하지 않은 동일한 흡착관에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된 값을

말한다. 이 실험을 통하여 흡착관의 오염, 시약의 오염, 분석대상 물질이 탈착액에

실제로 탈착되는 양을 파악하여 보정하기 위하여 시행한다. 시료 배치 당 최소한

한 번씩은 행해야 한다.

(가) 탈착효율 실험을 위한 주입량을 결정한다. 작업장의 농도를 포함하도록 예상되

는 농도(mg/m)와 공기채취량(L)에 따라 주입량을 계산한다. 만일 작업장의 예

상 농도를 모를 경우 주입량은 노출기준과 공기채취량 10 L(또는 20 L)를 기준

으로 계산한다. 계산된 주입량 3개 농도 수준(0.5∼2배)의 양을 반복적으로 3개

(3수준 × 3반복 = 9개) 주입할 흡착관과 공시료 3개를 준비한다.

(나) 탈착효율 실험용 흡착관의 뒤 층을 제거한다.

(다) 분석대상물질의 원액 또는 희석액 일정량을 마이크로실린지를 이용하여 흡착관

의 앞 층에 주입한다.

(라) 흡착관을 마개로 즉시 막고 하루 동안 방치한다.

(마) 흡착관의 앞 층을 바이알에 넣고 탈착액을 넣어 탈착한다.

(바) 탈착된 시료를 분석하여 검출량을 산출한다.

(사) 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다.

탈착효율 = 검출량 / 주입량

(아) 탈착효율은 최소한 0.75 이상이 되어야 하나 0.90 이상이면 좋다. 탈착효율에 대

한 평가는 분석자가 해야 한다. 즉 12개의 탈착효율 실험결과를 근거로 판단해

야 할 사항은 탈착효율간의 일정성이다. 만일 탈착효율간의 차이가 크고 변이가

심하여 일정성이 없으면 정확한 보정이 될 수가 없다. 따라서 그 원인을 찾아

교정하고 다시 실험을 실시해야한다.

# 트리클로로아세트산(Trichlroacetic acid)

분자식: C2HCl3O2

화학식: CCl3COOH 분자량: 163.38

CAS No.: 76-03-9

녹는점: 57℃

끓는점: 196℃ 비 중: 1.62

용해도: 물에 잘 녹음.

- - 조해성 결정체. 특유의 냄새. 피부 및 눈을 부식시키는 물질.
특징, 발생원 및 용도:

- - 제초제 제조, 알부민 검출시약으로 사용. 부패물질이 함유된 염소소독 시
발생.

|-|고용노동부1|OSHA|
| --- | --- | --- |
| 노출기준 | (ppm) 발암성2 | (ppm) |
| ACGIH | 0.5 | NIOSH 1 |
| (ppm) |  | (ppm) |

동의어: 삼염화초산 aceto-caustin, trichloroethanoic acid, amchem

분석원리 및 적용성: 작업환경 중의 대상물질을 흡착관에 채취하여 추출용액으로 추출한 후 일정량

을 고성능액체크로마토그래프(High Performance Liquid Chromatograph,

HPLC)에 주입하여 정량한다.

| 시료채취 개요 | 분석 개요 |
| --- | --- |
| § 시료채취매체: 실리카겔 흡착관<br>(150 mg/75 mg)<br>§ 유량: 0.01∼0.2 L/min<br>§ 공기량: 10 L<br>§ 운반: 시료포집 후 흡착관을 플라스틱 마개로<br>막은 후 운반<br>§ 시료의 안정성: 20℃에서 12일 이하, 냉장보관<br>§ 공시료: 총 시료수의 10% 이상 또는 시료 세트<br>당 2∼10개의 현장 공시료 | § 분석기술: 고성능액체크로마토그래프법, UV검출기<br>§ 분석대상물질: 트리클로로아세트산<br>§ 전처리: 증류수 1 mL로 추출<br>§ 컬럼: 8 ㎝ × 6.2 ㎜ Golden series Zorbax<br>ODS 또는 동등이상의 C18 컬럼<br>§ 파장: 자외선검출기, 229 nm<br>§ 주입량: 40 μL<br>§ 유속: 1 mL/min<br>§ 범위: 0.7∼90 μg/mL<br>§ 검출한계: 1 μg/sample<br>§ 정밀도: - |
| 방해작용 및 조치 | 정확도 및 정밀도 |
| § 시료는 장기간 보관 시 안정성이 확보되지 않<br>으므로 빠른 시간 내에 분석해야 함.. | § 연구범위(range studied): 7.88∼78.8 μg/mL<br>§ 편향(bias): -<br>§ 총 정밀도(overall precision): 0.00433<br>§ 정확도(accuracy): -<br>§ 시료채취분석오차: - |

<table>
<tr><th>시약</th><th>기구</th></tr>
<tr><td>§ 증류수<br>§ Trichloroacetic acid, 시약등급<br>§ Methanol, HPLC 등급<br>§ Phosphoric acid, 시약등급<br>§ 이동상용매: 75/25/0.1 증류수/메탄올/인산 (v/v)</td><td>§ 시료채취매체: 실리카겔 흡착관 (150 mg/75 mg)<br>§ 개인시료채취용 펌프, 유량 0.2 L/min<br>§ 액체크로마토그래프, UV검출기<br>§ 컬럼: 8 ㎝ × 6.2 ㎜ Golden series Zorbax<br>ODS 또는 동등이상의 C18 컬럼<br>§ 용매여과장치: 진공펌프, 삼각플라스크, 펀넬,0.45 μm pore 필터<br>§ 피펫<br>§ 비커<br>§ 폴리에틸렌 용기<br>§ 플라스틱 주사기<br>§ 실린지 필터(공극 0.8 μm, PTFE 멤브레인)<br>§ 마이크로 주사기<br>§ PTFE로 코팅된 핀셋<br>§ 오토샘플러 바이알</td></tr>
<tr><td colspan="2">§ 특별 안전보건 예방조치: 트리클로로아세트산은 부식성이 있으므로 눈 보호를 위하여 보호안경, 보<br>호장갑 및 보호복을 착용하고 흄후드 내에서 사용하여야 한다.</td></tr>
</table>

I. 시료채취

1. 각 개인 시료채취펌프를 하나의 대표적인 시료채취매체를 연결하여 보정한다.
2. 0.2 mL/min의 유량으로 총 10 L의 공기를 채취한다.
3. 채취가 끝난 직후 흡착튜브를 플라스틱 마개로 막아 운반한다. 벌크 시료를 운반할 때는 밀봉하여
공기 채취시료와 분리하여 운반한다.

4. 실험실로 옮긴 시료는 즉시 냉장(4℃) 보관한다.
5. 시료를 수령 후 12일 이내 분석을 실시한다.
II. 시료 전처리

6. 시료(흡착튜브)를 꺼내서 상온조건으로 옮긴다.
7. 흡착튜브의 앞 층과 뒤 층을 각각 다른 바이알에 넣는다.
8. 각 바이알에 증류수 1 mL 씩 넣고 즉시 마개를 한후30분간 탈착한다.
III. 분석

【검량선 작성】

9. 시료농도가 포함될 수 있는 적절한 범위에서 최소한 6개의 표준물질로 검량선을 작성한다.
10. 시료 및 공시료를 함께 분석한다.
11. 다음 과정을 통해 탈착효율을 구한다.
<탈착효율 시험>

공시료 3개를 준비한다.

b. 탈착효율 분석용 흡착관의 뒤 층을 제거한다.

c. 분석물질의 원액 또는 희석액을 마이크로시린지를 이용하여 정확히 흡착관 앞 층에 주입한다.

d. 흡착관을 마개로 막아 밀봉하고, 하루 동안 상온에 놓아둔다.

e. 탈착시켜 검량선 표준용액과 같이 분석한다.

f. 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다.

탈착효율(Desorption Efficiency, DE) = 검출량/주입량

【분석과정】

12. 액체크로마토그래프 제조회사가 권고하는 방법에 따라 기기를 작동시키고 조건을 설정한다.
- ※ 분석기기, 컬럼 등에 따라 적정한 분석조건을 설정하며, 아래의 조건은 참고사항임.

| 주입량 | 10\~40 μL |
| --- | --- |
| 이동상 | 증류수:메탄올:인산 = 75:25:0.1(v/v), 1.0 mL/min |
| 검출기 | UV, 229 nm |

13. 시료를 정량적으로 정확히 주입한다.
Ⅳ. 계산

14. 다음 식에 의하여 해당 물질의 농도를 구한다.
         

 	×

 × 

| C |  | : 분석물질의 농도 ppm |
| --- | --- | --- |
| W f |  | : 시료 앞 층의 양(μg) |
| W b |  | : 시료 뒤 층의 양(μg) |
| B f |  | : 공시료 앞 층의 양(μg) |
| B b |  | : 공시료 뒤 층의 양(μg) |
|V||:공기채취량(L)|
| DE |  | : 탈착효율 (ex: 98% -> 0.98) |
| 24.45 |  | : 정상상태(25 ℃, 1기압)에서의 공기용적 |
|MW|:분자량||

- ※ 주의: 만일 뒤 층에서 검출된 양이 앞 층에서 검출된 양의 10%를 초과하면(Wb > Wf/10), 시료
파과가 일어난 것이므로 해당 자료는 사용할 수 없다.

Ⅴ. 비고

§ 이 방법은 OSHA Method PV2017 에 기초하였다.

§ 건강영향 및 예방조치: 눈 및 코와 목에 자극적이며, 실험은 흄후드 내에서 수행되어야 하며, 실험

실 내에서는 보안경과 실험복을 착용하고 실험에 임해야 한다.

Ⅵ. 참고문헌

1. 고용노동부 고시 제2020-48호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준, 2020.

2. 고용노동부 고시 제2020-44호, 작업환경측정 및 정도관리등에 관한 고시, 2020.

3. American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the

Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 2019.

4. National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH): NIOSH pocket guide to chemical

hazards and other databases.

5. Occupational safety and Health Administration: Sampling and Analytical Methods PV2017
```
